INTERRUPTEURS RAPIDES, ETC. 555 



courants cheminant parallèlement dans un solérioïde, 

 nous a suggéré l'idée de baser sur ce principe élémen- 

 taire un interrupteur rapide. Cet interrupteur n'est à 

 proprement parler que l'appareil classique de Roget, mo- 

 difié en ce sens que l'hélice est formée d'un nombre res- 

 treint de spires d'un gros fil de cuivre et qu'elle est pla- 

 cée entièrement dans l'intérieur d'une éprouvetle ou 

 d'une simple bouteille à large goulot. L'extrémité infé- 

 rieure de l'hélice est redressée sur 6 à 8 cent, de longueur, 

 elle vient plonger dans le mercure du fond de la bouteille 

 recouvert lui-même d'une couche d'eau. L'extrémité su- 

 périeure de la spirale est adaptée à un bouchon qui ferme 

 complètement le flacon. Le bouchon est encore traversé 

 par une tige de cuivre qui amène le courant au mercure 

 et de là à la spirale, et par un barreau de fer doux que 

 l'on peut enfoncer plus ou moins dans l'intérieur de 

 l'hélice. Le tout, pour éviter réchauffement, peut être 

 placé dans un second récipient, entièrement rempli d'eau. 

 Le fonctionnement de cet interrupteur est très simple. 

 Par suite du passage du courant qui actionne la bobine 

 d'induction, il se produit une attraction énergique des 

 spires de l'hélice, action attractive qu'amplifie encore 

 considérablement la présence du barreau de fer doux, le 

 contact avec le mercure de l'extrémité de la tige de cui- 

 vre terminant la spirale est ainsi brusquement interrompu 

 puis rétabli par suite de l'élasticité de la spirale qui re- 

 prend sa position primitive, le phénomène recommence 

 et donne lieu à une oscillation rapide de la spirale, oscil- 

 lation dont l'amplitude peut atteindre deux centimètres 

 et plus avec les courants intenses de 15 à 20 ampères 

 qu'exigent le fonctionnement des grosses bobines d'in- 

 duction. La vitesse de l'oscillation de la spirale dépendant 



