556 INTERRUPTEURS RAPIDES 



du diamètre du fil de cuivre, de sa dimension transversale, 

 du nombre des spires, on trouvera très aisément les di- 

 mensions les mieux appropriées pour une bobine d'induc- 

 tion donnée. Gomme exemple, je citerai la bobine de 

 Ruhmkorfï que possède le Cabinet de physique de notre 

 Université', qui marche normalement avec un courant 

 d'une vingtaine d'ampères et donne des étincelles de 20 

 à 25 centimètres. L'interrupteur rapide que nous y avons 

 adapté a donné des résultats très satisfaisants pour 

 l'illumination des tubes de Rœntgen, expériences de 

 Tesia etc., il est formé d'une hélice de 15 spires ayant 

 24 millimètres de largeur transversale pour un diamètre 

 du fil de 1,5 mill., les spires elles-mêmes sont séparées 

 l'une de l'autre par un intervalle de 1 millimètre en- 

 viron. 



Ce petit appareil que chacun peut construire soi-même 

 en quelques instants, peut être rendu plus pratique en lui 

 adaptant les dispositifs employés dans d'autres interrup- 

 teurs, entre autres le commutateur indispensable pour 

 changer le sens du courant, une vis à crémaillère pour 

 établir commodément le contact de l'extrémité du fil de 

 cuivre avec le mercure. D'antre part, il est avantageux 

 de modifier, dans une certaine mesure, la rapidité des os- 

 cillations, ce qui se fera en adaptant à l'appareil une 

 pince pour pouvoir à volonté immobiliser un certain 

 nombre despires, ou mieux, un écrou fileté dans lequel 

 l'héhce s'enfonce plus ou moins par une simple rotation 

 du dit écrou. 



' Qu'il me soit permis d'exprimer ici toute ma gratitude à M. le 

 Prof. Soret qui a eu l'obligeance de faire de nombreux essais de 

 cet interrupteur, essais qui ont pleinement justifié son emploi 

 pratique pour les expériences avec les rayons X. 



