40 RECHERCHES SUR LES 



La méthode du volumètre, employée pour la pre- 

 mière fois comme méthode exacte par Morley pour 

 déterminer la densité de l'hydrogène, a été pratiquée 

 de deux manières. D'après la première, on dégage le 

 gaz d'un appareil pesable, construit de telle façon que 

 ce gaz seul puisse en sortir, et à l'état parfaitement pur 

 et sec ; ce gaz pénètre par un raccord rodé dans un 

 système d'un ou plusieurs ballons jaugés, maintenus à 

 0°, dans lesquels on a fait le vide avec la pompe mer- 

 cure. La pression est mesurée, soit avec un manomètre 

 spécial, soit en reliant simplement l'appareil à la cuvette 

 d'un baromètre ; ce dernier dispositif a été adopté par 

 Morley pour sa 4"^ série de mesures avec l'hydrogène; 

 c'est aussi celui qui a été employé à Genève. Connais- 

 sant ainsi la température et la pression, la capacité des 

 ballons et la perte de poids de l'appareil à dégage- 

 ment, on a tous les éléments pour le calcul de la den- 

 sité. 



D'après la seconde manière, on remplit le volumètre, 

 préalablement vidé, avec du gaz aussi pur que possible, 

 — ce qui est souvent plus facile à réaliser, car on n'est 

 pas limité par le poids et l'encombrement des appareils 

 à employer dans ce but. Le volumètre étant rempli de 

 gaz pur est maintenu à 0° dans la glace ; on note exac- 

 tement la pression à laquelle le gaz se trouve (voisine 

 de 760™°'). Puis on absorbe le gaz dans un appareil 

 approprié, et préalablement pesé, que l'on met en 

 relation avec le volumètre au moyen d'un raccord 

 rodé, dans lequel on a fait le vide avant d'établir la 

 communication entre le volumètre et l'appareil ab- 

 sorbeur. 



Par la première manière (dégagement du gaz dans 



