DENSITÉS DKS GAZ. 43 



(l'un ballon à densité est une opération certainement 

 plus précise que la pesée, dans le même ballon, d'un 

 gaz de comparaison, tel que l'air ou l'oxygène. Leduc 

 indi(jue, par exemple, qu'à deux ans d'intervalle, la 

 capacité d'un ballon à 0° a été trouvée de 2', 27636 et 

 2', 27630 ; la concordance est de '/jsooo- ^o"^ avons 

 constaté plusieurs fois, à Genève, que la concordance 

 ^^ '^0000 à ''3500e entre des calibrages successifs d'une 

 même ballon peut être aisément réalisée, pour peu 

 que l'on travaille avec soin ; il faut cependant déter- 

 miner le contenu du ballon en eau, en maintenant 

 celui-ci exactement à la tem|)érature de 0° dans la 

 glace ; il n'y a. dans ces conditions, aucune correction 

 à faire pour la dilatation du verre ; il n'y a pas non 

 plus d'incertitude sur la température de l'eau '. 



Choix de valeurs définitives. .\ous avons à dire 

 quelques mots des régies qui nous ont guidé pour faire 

 le choix d'une valeur définitive entre les divers nom- 

 bres obtenus pour la densité de chaque gaz. 



.Nous avons pris tout d'abord en considération la na- 

 ture des méthodes employées pour produire le gaz et 

 le purifier; à notre avis, c'est à l'heure actuelle, la 

 partie la plus délicate d'expériences sur les densités 

 des gaz. Les résultats concordants obtenus aves un 



' La seule difficulté provient du fait que le ballon ayant été 

 rempli à G'", dans la glace, l'eau contenue se dilatera lorsqu'on 

 portera le ballon sur la balance. On y remédie en ajustant, pour 

 l'opération du calibrage, un petit tube à boule à l'extrémité de la 

 tubulure du ballon ; ce tube à boule, qui peut-être soudé ou même 

 simplement fixé par une ligature en caoutchouc, est supprimé 

 lorsque le calibrage est terminé. Les pesées relatives au calibrage 

 se font naturellement avec un contrepoids de même verre et de 

 même volume. 



