66 VARIATIONS D'ELASTICITE DE L « INVAR » 



inclinaison convenable des miroirs permettait d'aper- 

 cevoir les images de l'échelle l'une au dessus de l'autre. 



L'eau était mise en circulation dans le manchon du 

 fil de comparaison au moyen d'une turbine actionnée 

 par un moteur alternatif. L'eau du manchon se renou- 

 velait ainsi entièrement en une minute et demie. Elle 

 était puisée dans un réservoir de 35 litres de conte- 

 nance dans lequel plongeait un thermomètre indiquant 

 les cinquantièmes de degré. 



Pour maintenir constante la température de cette 

 eau on avait recours au même dispositif que dans les 

 expériences de MM. Fornaro et Guye. Dans la cuve 

 plonge un tube en U rempli d'une solution de Ca Cl, à 

 10 7o' Celui-ci communique à l'extérieur avec un autre 

 tube en U dont l'une des branches pouvait être fermée 

 par un robinet. La solution, en se dilatant, refoulait 

 dans l'autre branche un index de mercure sur lequel 

 flottait un curseur en ébonite traversé par un fil de pla- 

 tine. Celui-ci passe dans un tube capillaire qui le guide 

 et peut venir en contact avec une petite plaque en pla- 

 tine également. L'index de mercure restait constam- 

 ment en contact avec un fil de platine soudé dans le 

 tube. Entre ce fil et la petite plaque sont intercalés un 

 accumulateur et un électro-aimant. Le fonctionnement 

 de celui-ci avait pour but d'interrompre le circuit d'une 

 lampe à incandescence placée à l'intérieur d'un petit 

 manchon au sein de la cuve et destinée à chaufïer l'eau. 

 Par le refroidissement de l'eau la solution se contrac- 

 tait et rompait ainsi le contact du fil du curseur avec 

 la petite plaque de platine; le circuit de la lampe se 

 trouvait alors rétabli. [1 était facile de reproduire la 

 même température à un dixième de degré près par le 



