tN FONCTION DE LA TKMPKRATURE. • 67 



seul jeu du robinet du tube en U. Dans nos expériences 

 la température de l'eau était de 35°, 2 environ el les 

 variations n'atteignaient que 0\3 degré pour les diffé- 

 rents jours. 



Le chauffage électrique du manchon renfermant le 

 fil d'expérience pouvait être réglé par un tableau de 

 lampes en dérivation et un rhéostat à boudins ; pour 

 de petites différences, nous nous servions d'un petit 

 rhéostat à gros fil et à glissière. Ce dernier était parti- 

 culièrement utile, à la nuit tombante, lorsque le ser- 

 vice électrique de la ville forçait de quelques unités le 

 voltage du courant : ce qui exigeait une surveillance 

 continue en ce moment. 



Dans les deux manchons, la mesure de la température 

 se faisait par des thermomètres à résistance de platine. 

 Le fil de ces thermomètres avait une épaisseur de V,o de 

 mm. ; il était soudé à l'argent, par ses deux extrémités, 

 à de gros fils de cuivre. Le fil supérieur passait à tra- 

 vers un bouchon en carton rouge épais et aboutissait à 

 une borne. Ce bouchon était percé d'un trou pour 

 laisser passer la tige d'acier à laquelle était fixé le fil 

 d'invar. Grcàce à ce dispositif le fil d'expérience et le fil 

 de platine du thermomètre se trouvaient l'un à côté de 

 l'autre à une distance de 5 m/ni environ sur toute leur 

 longueur. Le bouchon fermait l'extrémité supérieure du 

 tube central qui contenait les deux fils ; la fermeture 

 étaient complétée par une garniture de ouate. Un 

 échange d'air avec l'extérieur était donc impossible par 

 le haut. En bas, le gros fil de cuivre, dont le poids 

 suffisait pour tendre le fil de platine, plongeait dans 

 un dé à coudre rempli partiellement de mercure et 

 servant de seconde borne. Le fil de platine, avec ses 



