68 VARIATIONS d'Élasticité de l' « invar » 



fils de jonction, formait l'une des branclies d'un pont 

 de Wheatstone ; les fils de jonction étaient identiques 

 pour les deux thermomètres. La corde du pont était un 

 fil de manganine de 1.637 ohms de résistance. Pour 

 augmenter la sensibilité nous avons ajouté de part et 

 d'autre de la corde une bobine en fil de manganine de 

 20 ohms; l'ensemble de ces bobines et de la corde 

 équivalait alors à un pont de 25434 m ni de longueur. 

 La sensibilité du galvanomètre était suffisante pour dé- 

 terminer le zéro à un quart de lîi m près. Pour éviter 

 réchauffement des conducteurs nous avons employé 

 une pile Daniell ; donc une source à faible potentiel. 



Il fallait veiller encore à ce que les deux fils de pla- 

 tine à l'intérieur des manchons eussent une température 

 uniforme sur toute leur longeur. Pour remplir cette 

 condition dans la mesure du possible, nous avons placé 

 les fils de façon que leurs extrémités se trouvent à une 

 distance de 10 cm. environ des extrémités du tube 

 (dans les mêmes conditions que les fils d'invar). La 

 partie inférieure des manchons et les disques étaient, du 

 reste, enfermés dans une caisse en bois pour les pro- 

 tésfsr contre les courants d'air. 



Discussion des causes d'erreurs. 



§ 1 . — Sensibilité de la méthode. 



Si l'on appelle t et t' les durées d'oscillation de deux 

 systèmes et n le nombre d'oscillations du second sys- 

 tème entre deux coïncidences successives, on a 



nT' = (H4-2)T 1) 



Si par suite d'un changement quelconque ou d'une 



