EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE. 73 



1 à 2 cinquantièmes de m, m . La longueur totale du fil 

 était d'environ 80 cm. ; l'incertitude est donc de l'or- 

 dre des dix-millièmes au plus. 



Enfin, les mesures de longueur du fil, avant et après 

 avoir cliauflfé à 350 et 400°, nous ont révélé un allon- 

 gement permanent de 0.36 m/m pour le point 350^ 

 et un nouvel allongement de 0,^8 m/m pour le point 

 400°. L'allongement permanent total est donc encore 

 inférieur à '/,„„„ de la longueur total du fil et nous n'en 

 avons tenu aucun compte. Au point 400° d'ailleurs, la 

 précision n'est plus que de 0,5 "/„ à peu prés, et une 

 correction serait illusoire. 



ic„et x„-\- 1 étant deux amplitudes successives. 



Jusqu'à 250° c'est-à-dire jusqu'au point de transfor- 

 mation de l'invar l'amortissement était presque insigni- 

 fiant. Mais à partir de ce point il croissait très rapide- 

 ment. jNéanmoins son effet resta de beaucoup en dessous 

 des limites de précision auxquelles nous prétendons. 

 Pour 400' nous avions par exemple 



Xn = 216 °»,m 



Xn-j- Mt = '126,0"'/m 



