EN FONCTION DK LA TKMPERATURE. iO 



^ o. — Influence des varialions de température 

 du fil de comparaison. 



D'après les expériences de MM. A. Fornaro et C.-E. 

 Guye un accroissement de T de la température ne mo- 

 difie le rapport - que d'une quantité très petite. 



T 



ce rapport devient 



i- = 1 _ 0.0003 



Or la variation de température du fil de comparaison 

 n'a atteint que 0',3 dans nos expériences. La correction 

 y relative peut par conséquent être négligée aussi. 



>'ous arrivons donc à la conclusion que nous avons 

 bien le droit de supposer invariable le système de com- 

 paraison dans les limites de précision que nous nous 

 sommes imposées. Désormais r peut être regardé comme 

 constant. 



^6. — Mesure de la température. 



La graduation des thermomètres à résistance de pla- 

 tine a été effectuée en mesurant leur résistance aux 

 températures de la fusion de la glace, de la vapeur 

 d'eau bouillante et de la vapeur de naphtaline. Ce der- 

 nier point est connu avec une grande précision grâce à 

 un travail de MM. A. Jacquerod et E. Wassmer \ Ces 

 trois mesures nous ont permis de déterminer les coeffi- 

 cients de la formule 



R = Ro(« +a/-?0 

 et nous avons trouvé 



a = 1585. iO-6 



;; = _- 0.187.^0-6 



' Journal de Chimie Physique. 1904 p. 52. 



