76 VARIATIONS d'Élasticité de l' « invar » 



Toutes les résistances employées dans nos expé- 

 riences, ainsi que celle de la corde du pont, ont été 

 comparées aux bobines d'une boîte de résistances de 

 Carpentier garantie au millième. 



L'étude complète de notre dispositif que nous ne re- 

 produisons pas ici nous permet d'affirmer que toutes 

 les températures sont connues à un degré prés, sauf 

 pour le point 400", qui comporte, à notre avis, une 

 incertitude de r,3 environ; les lectures pouvaient être 

 faites au dixième de degré. 



Quant au fil de comparaison, il n'était pas nécessaire 

 de connaître la valeur absolue de la température, mais 

 seulement les petites variations qui se produisaient 

 pendant une série de mesures. Et puisque le thermo- 

 mètre de ce fil était à peu prés identique à celui du fil 

 d'expérience et, de plus, provenait d'un même échan- 

 tillon de platine, nous nous sommes servi, en raison 

 de la petitesse du coefficient |3, de la formule linéaire 

 pour l'appréciation de ces petites variations de tempé- 

 rature. Pour ce thermomètre il suffisait donc de con- 

 naître les résistances à 0° et à 1 00°. 



Entre les deux séries de mesures que nous avons 

 faites, un petit accident au remontage de l'appareil, a 

 produit un faible allongement du thermomètre du sys- 

 tème d'expérience ce qui rendait nécessaire un second 

 calibrage. 



Pour nous assurer que le thermomètre n'a pas été 



altéré au cours des expériences, nous avons après 



chaque série de mesures, vérifié sa résistance à 0^ et 



l'avons trouvée identique. 



(A suivre.) 



