64 L'HYSTÉRÉSIS MAGNÉTIQUE 
Dans le double but de rendre les fils moins cassants 
et de les isoler les uns des autres (pour éviter toute 
trace de courants induits) on commença par les recou- 
.vrir d’une couche d'oxyde. Pour cela le fil fut enroulé 
sur un cylindre de laiton qu'on chauffa jusqu’à ce que 
les fils prissent une coloration bleue intense Le faisceau 
ainsi confectionné, fut fixé à ses deux extrémités dans 
des bornes de laiton. Chaque borne se composait de 
deux lames qu’on serrait l’une contre l’autre au moyen 
de vis de serrage qui assuraient un bon contact. 
Par l’intermédiaire de ces bornes, chaque extrémité 
du faisceau est reliée à un conducteur de cuivre. Ce 
conducteur est centré dans le tube destiné à recevoir le 
faisceau au moyen de bouchons d’ébonite. Un de ces 
conducteurs est fixé directement dans un support de 
laiton placé à l’une des extrémités de la bobine. 
L'autre conducteur affecte la forme d’un ressort spiral 
qui maintient le faisceau tendu suivant l’axe du tube. 
Le circuit du pont de Wheatstone (pl. V, fig. 4 et 2). 
— Ce circuit dont nous avons donné le shéma fig. 4, se 
composait des deux faisceaux (1) et (3), de la corde (2) 
et (4), d’un gaivanomètre Wiedemann (5), et des accu- 
mulateurs (6). La corde était munie d’un contact mobile 
se déplaçant à l’aide d’une vis micrométrique. Le galva- 
nomêtre employé était une boussole à miroir de Wiede- 
mann, d’une grande sensibilité, augmentée encore par 
l'emploi d’un aimant compensateur; elle était munie 
d’un bon amortissement. On utilisait comme source de 
courant un accumulateur toujours bien chargé. La con- 
tance de cette source était d’ailleurs vérifiée très fré- 
quemment au moyen d’un second galvanométre (type 
Deprez-d’Arsonval) ce qui permettait d'effectuer au 
