DES SÉDIMENTS DES SOURCES THERMALES. 123 
recherches est un électroscope d'Exner auquel nous 
avons apporté quelques perfectiennements, l'isolation à 
l’ambre, la dessication au sodium et une échelle se réflé- 
chissant sur le disque en verre antérieur de l'appareil. 
Pour charger le cylindre K, on tourne le fil coude B 
à laide de la manille isolée M, de facon à amener 
son extrémité en contact avec K, puis aprés on le tourne 
en sens inverse pour le remettre en contact avec la 
paroi du evlindre qui est reliée à la terre. 
Si l’on a des doutes sur la parfaite isolation de 
l’électroscope, il faut la contrôler. Pour cela, enlever 
le eylindre K, introduire à sa place la pointe L, ser- 
vant à communiquer uue charge à la tige qui porte les 
deux feuilles d’alaminium (200 volts environ), refermer 
la portette D et abandonner alors à lui-même l’elec- 
troscope. Si l'isolation n’est pas altérée, Pécartement 
des deux feuilles d’aluminianm ne devra pas subir en 
une heure une diminution représentant plus de 0,5 volts 
de perte. 
Avec une couche de sédiment recouvrant Z sur une 
épaisseur de 3 mm. environ, la chute de potentiel du 
corps de dispersion en une heure est proportionnelle au 
poids du limon en expérience. Nous avons pris pour 
unité de poids de la substance un poids de 125 grammes 
auquel nous avons rapporté toutes nos mesures. C’est 
par la diminution du potentiel, causée par cette quau- 
tité de substance pendant une heure, que nous déter- 
minons le degré de sa radioactivité. Chaque mesure 
d'activité doit être précédée d’une expérience de con- 
trôle dans laquelle on évalue la perte de charge du 
corps de dispersion, alors que Z est vide. Le chiffre 
ainsi obtenu doit être soustrait du résultat. 
