AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 165 
manganine se compose de deux parties. L'une p, est 
formée par une boîte de résistances étalonnées ; l’autre 
p, est une corde avec contact mobile. 
Un second galvanomètre G, peut être placé en déri- 
vation soit sur les deux extrémités du faisceau A, soit 
sur la résistance connue p,. 
Ce galvanomètre est du type Déprez-d’Arsonval. Une 
résistance de 20.000 ohms est placée en série avec le 
galvanomètre, et un shunt de 1000 ohms produit un 
amortissement convenable. Pour effectuer ce calibrage, 
on commence par établir l'équilibre du pont, qui doit 
subsister lorsque le faisceau B est remplacé par la 
résistance en manganine convenablement réglée; puis 
on ferme le circuit du galvanomètre G,, d’abord sur le 
faisceau À (en baissant la clef d'interruption entre les 
points 1 et 2) et ensuite sur la résistance connue bp, 
(en plaçant la clef entre les points 4 et 3). On obtient 
done au galvanomètre G, deux déviations à, et à, 
respectivement proportionnelles aux différences de 
potentiel e, et e, aux bornes du faisceau A et de la 
résistance b,. Les différences de potentiel e, et e, peu- 
vent d’ailleurs être connues en valeur absolue par une 
graduation préalable du galvanomètre G,, effectuée à 
l’aide d’un étalon de force électromotrice. L’intensité 
du courant principal traversant le faisceau ou la résis- 
tance L, est donnée par lexpression : 
Ca. 
Pi 
et la quantité de chaleur dégagée par seconde dans le 
faisceau A sera : 
