166 L'HYSTÉRESIS MAGNÉTIQUE 
Cette première détermination faite, on donne à la 
résistance 9, un petit accroissement à l’aide d’un dé- 
placement du contact mobile. On détruit ainsi l’équili- 
bre du pont et le galvanomètre G, accuse une certaine 
déviation A. 
On fait alors basculer le commutateur C et l’on 
substitue à l’accumulateur 1 la batterie d’accumula- 
teurs 2, dont on règle le courant au moyen du rhéos- 
tat R,. En augmentant graduellement l'intensité du 
courant on augmente la température stationnaire du 
faisceau À seulement, et par conséquent sa résistance. 
La résistance en manganine, par contre, ne subit aucun 
changement. En continuant ainsi à augmenter le cou- 
rant, il arrive un moment où le pont se trouve de nou- 
veau en équilibre ; le galvanomètre G, est alors revenu 
au zéro. À cet instant, l’excès d'énergie dégagée dans le 
faisceau À par la batterie 2 sur celle qui à été fournie 
par l’accumulateur 1, est égal à la quantité d'énergie 
nécessaire pour produire la variation de résistance 
correspondant à la déviation A. 
1 En effet, soient R:1, la résistance 
du faisceau A, R2, la résistance 
des rheostats en manganine, a‘ et b° 
les résistances respectives des deux 
branches de la corde AD et DB. 
En produisant un accroissement ”» 
de la résistance R:, on obtient une 
déviation au galvanomètre du pont 
CD qui, en vertu de la théorie du 
pont de Wheatstone (Mascart et 
Joubert, Leçons sur l’électr. et le 
magn., 1886, t. II, p. 381 et suiv.) est donnée par la formule 
A=K a'r2 
K étant une constante dépendant de la force électromotrice de 
