90 



Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbestimmung. 



in das Arzneibuch aufgenommen, weil der Aufwand an Substanz 

 im Vergleich zu der früher allein benutzten und weiter unten zu 

 beschreibenden Methode des Siedens in einem Fraktionskölbchen 

 unverhältnismäßig gering ist. Die Einführung der Methode nach 

 S i w o 1 o b o f f bedeutet infolgedessen einen Fortschritt. Man 

 kann sie auch zur annähernden Bestimmung des Siedepunktes von 

 Stoffen beibehalten, die mu' in geringer Menge in den Apotheken 

 vorrätig gehalten werden. 



Versuche zur Feststellung der Temperaturen 

 im inneren Schwefelsäurerohr des vom Deut- 

 schen Arzneibuch vorgeschriebenen Appa- 

 rates zur Bestimmung des Schmelz- und Siede- 

 punkte s. 



Diese Versuche wiu'den angestellt, um zu prüfen, inwieweit 

 die Temperatur des aus der Schwefelsäiu-e des inneren Rohres 

 herausragenden Quecksilberfadens von derjenigen der Schwefel- 

 säure abweicht. Zu diesem Zwecke wurden 5 Thermometer in der 

 Weise angebracht, wie es aus der Figur 1 zu ersehen ist. Dadurch 

 wurde es möglich, die Temperaturen gleichzeitig an fünf verschiedenen 

 Stellen des Apparates zu bestimmen. Zur Kontrolle wiirden weiter- 

 hin Versuche angestellt, bei denen die oberen Oeffnungen der 

 Gefäße mit Watte verschlossen waren. Die Erwärmung wurde 

 genau nach der Vorschrift des Deutschen Ai'zneibuches vorgenommen. 



Das Ergebnis dieser Versuche ist in den Tabellen 1 bis 3 ent- 

 halten : 



Tabelle 1. 



Rohrmündungen offen. 



Tabelle 2. 

 Rohrmündungen offen. 



