Tli. Paul u. K, Schantz: Siedepunktsbestimmuüg. 115 



Meter in der Nähe des Thermometers befinden, wie z. B. 

 eine 16 kerzige Osramlampe (0,2 A., 110 V.). Auch eine 

 kleine Beleuchtungslampe am Thermometer, wie sie bei dem 

 Siedeapparat von E. B e c k m a n n gewöhnlich verwendet wird, 

 war von störendem Einfluß. Ferner machte sich eine im Ver- 

 hältnis zur Größe des Siedegefäßes zu geringe Flüssigkeitsmenge 

 nachteilig geltend. Win^de die Flüssigkeit mit zu großer Flamme 

 erhitzt, d. h. wurde die Destillationsgeschwindigkeit sehr be- 

 schleunigt, so wichen die gefundenen Siedepunkte ebenfalls von den 

 wirklichen ab. 



Aus obigen Darlegungen geht hervor, daß man bei der Aus- 

 führung von Siedepunktsbestimmungen folgende Gesichtspunkte 

 berücksichtigen muß : Wird zu den Sieclever suchen ein Rundkölbchen 

 benutzt, so ist es so groß zu wählen, daß die zu prüfende Fiüssigkeits- 

 menge dasselbe möglichst zu dreiviertel anfüllt. Auf alle Fälle ist 

 zu vermeiden, daß das Gefäß zu Beginn des Versuches weniger als 

 zur Hälfte gefüllt ist. Die Flammengiöße ist derart einzurichten, 

 daß die Flüssigkeit gerade lebhaft siedet. Sind größere Mengen 

 (100 ccm) abzudestillieren, so ist es ratsam, die Destillations- 

 geschwindigkeit so einzurichten, daß je 10 ccm in 2 bis 6 Minuten 

 übergehen . 



V. Versuche zur Konstruktion eines neutn Apparates zur Bestimmung 



des Siedepunl<tes. 



Oben wmden bereits die Gesichtspunkte erwähnt, die bei der 

 Konstruktion eines Apparates berücksichtigt werden müssen, in 

 welchem man einmal den Siedepunkt einer Flüssigkeit bei gleich- 

 bleibender Zusammensetzung zum Zwecke der Identifizierung eines 

 Stoffes zu bestimmen, das andere Mal den Siedepunkt bei der frak- 

 tionierten Destillation zur Prüfung des Reinheitsgrades eines Stoffes 

 festzustellen vermag. 



9. Bestimmung des Siedepunktes bei gleichbleibender Zusammen- 

 setzung. 



(Identifizierung eines Stoffes.) 



Bei diesen Bestimmungen ist es erste Bedingung, daß — ab- 

 gesehen von Luftdjuckschwankungen — die Flüssigkeit, ohne 

 ihre Zusammensetzung zu ändern, längere Zeit im Sieden erhalten 

 werden kann, daß das Thermometer gegen äußere Einflüsse, z. B. 

 strahlende Wärme, hinreichend geschützt ist, und daß insbesondere 

 der Siedeverzug genügend ausgeschaltet wird. 



Ein für diesen Zweck brauchbarer Apparat ist der bereits 

 mehrfach erwähnte, klassische Apparat von E. Beckmann zur 

 Bestimmung des Molekulargewichtes aus der Siedepunktserhöhung^). 

 Für unseren Zweck konnte dieser Apparat zunächst etwas verein- 

 facht werden. An Stelle des Dampfmantels trat ein Luftmantel, 



^) Die Beschreibung des ersten Siedeapparates findet sich in 

 Ztschr. f. physikal. Chem. 4, 532 (1889). Im Laufe der Zfit ist dieser 

 Apparat von E. Beckmann vielfach verbessert sowie zum Gebrauch 

 für besondere Zwecke abgeändert worden. 



8* 



