116 Th. Paul u. K. Scliantz: Siedepunktsbestimmung. 



der aus einem Glaszylinder (abgesprengter Lampenzylinder) und 

 einer diu-chbohrten Glasplatte bestand; letztere konnte schließlich 

 auch weggelassen werden. Ferner ist das seitliche Ansatzrohr zu ent- 

 behren, welches bei dem B e c k ma un'schen Apparat notwendig 

 ist, um das Einbringen von Stoffen während des Siedens zu ermög- 

 lichen. Der für unsere Bestimmungen anfänglich benutzte Apparat 

 ist in Figur 2 abgebildet. 



Figur 2. 



Siedeapparat nach E. Beckmann. 



(Da.s zum Einbringen der Stoffe bei Molekular- 



gewichtsbestimmungen erforderliclie zweite seitliche 



Ansatzrohr ist bei Versuchen zur Bestimmung des 



Siedepunktes entbehrlich.) 



So brauchbar auch der B e c k m a n n'sche Apparat zur Be- 

 stimmung des Siedepunktes ist, so erfüllt er die oben aufgestellten 

 Bedingungen in einem wesentlichen Punkte nicht, da sich der Queck- 

 silberfaden des Thermometers nicht vollständig im Dampfe be- 

 findet, und eine Korrektur nötig ist. Für die Zwecke, die E. B e c k- 

 m a n n bei der Konstruktion im Auge hatte, kommt dieser Umstand 



