Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbestinunung. 117 



nicht in Betracht, da es sich inu um Differenzbestimniungen der 

 Siedetempera tiu- unter sonst gleichbleibenden Bedingungen handelt. 



Der Apparat ^\^Ird.e durch eine Flamme geheizt, die gerade 

 groß genug war. die Flüssigkeit in lebhaftemj Sieden zu erhalten. 

 Nachdem das Siedegefäß mit Tariergranaten bis zu 3 cm Höhe 

 gefüllt war, wui'den 15 ccm der betreffenden Flüssigkeit zugesetzt. 

 Das Thermometer wiu-de soweit in die Flüssigkeit eingetaucht, daß 

 das Quecksilbergefäß die Granaten nicht berührte, sich jedoch 

 vollkommen in der Flüssigkeit befand. 



Die Temperaturen blieben, wie nach den von E. B e c k m a n n 

 nach allen Richtungen angestellten Versuchen zu erwarten war. 

 längere Zeit vollkommen konstant. Dies war auch bei weitgehendei 

 Veränderung der Heizflamme der Fall, die probeweise bei der Be- 

 stimmung des Siedepunktes von Wasser von der Größe der Spar- 

 fiamme bis ziu vollen Teclubrennerflamme verändert wurde. 



10. Prüfung der Apparate zur Bestimmung des Siedepunktes ohne 

 Thermonieterkorrektiir. 



Es wau"den sodama die in der Literatm- angegebenen Apparate 

 geprüft, soweit sie die Bestimnuing des Siedepunktes ohne Thermo- 

 meter korrektiu" ermöglichen. bi 



Der Siedeapparat nach La n d s b er g er^) gab sehr brauch- 

 bare Resultate. Er konnte jedoch für den vorliegenden Zweck 

 nicht in Betracht kommen, weil zu große Flüssigkeitsmengen (etwa 

 200 ccm) angewendet werden müssen. 



Einer eingehenden Prüfung Avurden die Siedeaufsätze unter- 

 zogen, di& von Georg W. A. K a h 1 b a u m-) bei seinen Versuchen 

 über die Siedepunktsbestimmungen organischer Flüssigkeiten be- 

 nutzt worden waren. Sie sind in den Figirren 8, 4 und ö abgebildet. 



Der erste Apparat (Figui" 3) ist der einfachste. Auf dem Siede- 

 gefäß sitzt ein vorstoßartiger Aufsatz, an dessen oberem Ende 

 ein seitliches Rohr angebracht ist, dm'ch das der Dampf aus dem 

 Apparat austritt. Der Aufsatz ist oben diu-ch einen Kork geschlossen, 

 diu-ch den das Thermometer geführt ist. fk: '^^. i ' | ^i, "H^ip^H 



Li diesem Apjmrat ist der Einfluß der Außentemperatur 

 auf die Temperatiu- des Dampfes ziemlich groß. Es ist vorgeschlagen 

 worden, den Aufsatz mit Filz oder ähnlichen schlechten Wärme- 

 leitern zu umhüllen. Dies ist deshalb unpraktisch, weil diese Hülle 

 bei jeder Thermometerablesung entfernt werden muß. Die dabei 

 an der betreffenden Stelle dm'ch Abkühlung der Glaswand ein- 

 tretende Kondensation erschwert die genaue Ablesung des Thermo- 

 meters. 



Der zweite Apparat (Figui 4) ist von diesen Fehlerquellen 

 bei, da sich das Thermometer im inneren Rohr befindet, das durch 

 den außen absteigenden Dampf auf der Temperatm' des Dampfes 

 erhalten wird. Das Rohr, in welchem sich das Thermometer be- 

 findet, steht mit dem SiedegefäB in direkter Verbindung, sodaß 



^) ßer. d. Deutsch, cht-m. Lif.s. 31. 458 (1898) iind :U. lor.o 

 (1901). 



^) Ber. d. Deut.seh. clieni. Ges. 29, 71 (1896). 



