118 Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbestimmung. 



eine Anreicherung schwerer siedender Anteile der zu prüfenden 

 Flüssigkeit durch Kondensation in dem Siedegefäß weniger leicht 

 stattfindet, weil das Kondensationsprodukt größtenteils diu-ch das 

 äußere Rohr abfließt. 



Hierdurch unterscheidet sich dieser Aufsatz von dem folgenden 

 (Figiu' 5), der von K a h 1 b a u m als Universal-Siedeapparat be- 

 zeichnet wird. 



K. 



V 



K. 



Fig. :}. Fig. 4. Fig. 5. 



Siedeaufsätze 

 nach Georg W. A. K a h 1 b a u ra. 



Fig. 6. 



SiedeajD parat nacli 



Ramsay u. Youn^ 



Bei diesem Apparat steigt der Dampf durch den äußeren 

 Mantel empor, wobei schwerer siedende Anteile kondensiert werden 

 und wieder in das tSiedegefäß gelangen ; der Dampf tritt dann durch 

 das innere Rohr, in dem sich das Thermometer befindet, seitlich 

 aus dem Aufsatz in den Kühler. Es kommt mit dem Thermometer 

 nur solcher Dampf in Berührung, der von schwerer siedenden Bei- 

 mengungen möglichst frei ist. Die Vorteile des zweiten Apparates, 

 nämlich der Schutz des Meßraumes vor äußeren Einflüssen geleiteter 

 Wärme, sind in derselben Weise bei diesem Apparat vorhanden, 

 da der Meßraum von außen durch den aufsteigenden Dampf erwärmt 

 wird. 



Schließlich sei noch der von Ra msa y und You n g^) vor- 

 geschlagene Apparat erwähnt (Figvu- 6). Bei diesem Apparat wird 

 die Thermometerkugel mit Watte oder Asbest umwickelt. Durch 

 einen Hahntrichter kann die Prülungsflüssigkeit direkt auf die 

 Watte gebracht werden. Thermometer und Trichter befinden 

 sich in einem zylindrischen Siedegefäß mit seitlichem Ansatz, de; 

 mit einem Kühler verbunden ist. Der Apparat taucht bis zur Höhe 

 der Thermometerkugel in ein Wasser bad ein, welches wenig über 

 die Siedetemperatur der betreffenden Flüssigkeit erwärmt ist. Zur 

 Ausführung der Bestimmung läßt man auf den Wattebausch ungefähr 



') Ztschr. f. physikal. Chem. 1, 237 (1887). 



