120 



T h. Pa u 1 u . K. S c h a n t z : Siedepunktsfcebtimmung. 



faden befand sich vollständig im Dampf der Flüssigkeit,' so daß 

 keine Korrektm' nötig wurde. 



Für die Parallelversuche für den Apparat des Deutschen 

 Arzneibuches wurden ähnliche Thermometer benutzt, die jedoch 

 einen Stiel unterhalb der Skala besaßen. Durch diese Vorrichtung 

 wurde vermieden, daß der Quecksilberfaden durch den Kork ver- 

 deckt wird, was bei der geringen Höhe des Kolbenhalses leicht 

 eintritt. Die Temperaturen wurden jedesmal abgelesen, wenn 

 10 ccm abdestilliert waren. 



Um die Versuche miteinander vergleichen zu können, \vmden 

 sie sämtlich unter einem Druck von 700 mm Quecksilber aus- 

 geführt. Zu diesem Zwecke war das Siedegefäß mit einem Druck- 

 regler verbunden, dessen Einrichtung aus nachstehender Zeichnung 

 hervorgeht. (Siehe Figur 7.) Die Ergebnisse dieser Versuche sind 

 in den TabeUen 29 und 30 enthalten und in den Km^ventafeln 

 11 — 14 graphisch ziu Anschauung gebracht. 



Figur 7. 

 Schema des Druckreglers. 



Das Ergebnis der Versuche ist folgendes : Während die Versuche 

 mit dem K a h 1 b a u m'schen Siedeaufsatz den Einfluß der Ver- 

 um'einigungen auf den Siedepunkt deutlich erkemien lassen, ist das 

 bei den Versuchen mit dem Apparate des Deutschen Ar-zneibuches 

 nicht der Fall. Dies tritt bei den Kurven 1 bis 4 besonders merkbar 

 hervor. Sowohl bei Aether als auch bei Chloroform verlaufen die mit 

 dem Apparat des Deutschen Arzneibuches erhaltenen Siedepunkts- 

 kurven der verschiedenen Pi'äparate ganz ähnlich. Erst gegen Ende 

 des zweiten Drittels des Versuches unterscheiden sie sich etwas von- 

 einander, doch läßt sich die Wirkung der Verunreinigungen wegen 

 des starken Ansteigens der Temperatiu infolge der Ueberhitzung 

 nicht feststellen. Noch deutlicher tritt der Unterschied der beiden 

 Versuchsanordnungen bei nachstehenden Siedepunktsbestimmungen 

 des Wassers hervor (Tab. 31, Kurventafel 15). 



