Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbeptiininiing. 12^, 



Ta belle 31. 



(Hierzu Kuiventafel 15.) 



\' er gleichende Siedepiinktsbestimniiing von 



W a s s er. 



Barometerstand 716.5 mm. 



Destillat in Prozenten 



der 



Gesanitmenpre 



Temperaturen 



im ApiJarat nach 



K a h 1 b a u m 



Temperaturen 



im Apparat nach 



dem 



Deutschen Arzneibucli 



Jedenfalls zeigen diese Versuche deutlich die Unbratichbarkeit 

 der vom Arzneibuch vorgeschriebenen Methode zw Erkennung 

 des Reinheitsgrades der vStoffe. 



VI. Der ntut Apparat zur Bestimmung des Siedepunktes 

 ohn« Thsrmometerkirrekt'T. 



Auf Grund vorstehender Dar I egungen ka nn ma n die Bedingungen , 

 denen ein allgemein brauchbarer Apparat ziu- Siedepimktsbestimmung 

 entsprechen muß. folgendermaßen zusammenfassen: 



1. Es ist wünschenswert, daß man mit demselben Apparat 

 ohne Unterbrechung des Siedens den Siedepunkt einer Flüssigkeit 

 bei gleichbleibender Zusammensetzung sowie bei der fraktionierten 

 Destillation feststellen kann. 



2. Der Siedepunkt eines Stoffes muß mindestens auf ^/jq** 

 jenau bestimmt werden können. 



3. Zur Ausführung der Bestimmung soll niu' eine geringe 

 Flüssigkeitsmenge erforderlich sein. 



4. Die am Thermometer abgelesenen Temperatiu-en müssen 

 dem wahren Siedepunkt bei dem betreffenden Barometerstand 

 entsprechen, so daß eine Korrektur nicht nötig ist. 



Auf Grund der oben beschriebenen Ver- 

 buche gelang es, einen Apparat zu kon- 

 struieren, der diesen Bedingungen entspricht. 



Durch die Vereinigung des Pi'inzips des Siedeapparates von 

 Ernst Beckmann mit demjenigen des Siedeaufsatzes von Georg 

 W. A. K a h 1 b a u m wurde die Konstruktion des Apparates 

 ermöglicht, der in Figur 8 abgebildet ist. Die Verwendung der 

 Tariergranaten als Füllmaterial ermöglicht ein gleichmäßiges Sieden, 



