124 Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbestimmung. 



und das vollständige Eintauchen des Thermometers in den Dampf 

 gestattet die direkte Ablesung der wahren Siedetemperatur^). 



Zu nachstehender Abbildung seien noch folgende Erläuterungen 

 gegeben: In das Siedegefäß, das aus einem starkwandigen 

 Probierrohr von ungefähr 18 cm Höhe und 20 mm lichter Weite 

 besteht, wird eine ungefähr 3 cm hohe Schicht von Tariergranaten 

 von 2 bis 2,5 mm Korngröße gebracht, und hierauf wird soviel 



Ttiepmometei' 



Figur 8. 



Siedeapparat zur Bestimmung des Siedepunktes 



ohne Thermometerkorrektur 



(nach Th. Paul und K. Schantz). 



von der zu prüfenden Flüssigkeit zugefügt, daß ihre Oberfläche 

 ungefähr 3,5 cm über den Granaten liegt. Hierzu sind ungefähr 

 15 ccm erforderlich. Auf diesem Siedegefäß wird mittels eines 

 Korkes oder Schliffes der Siedeaufsatz befestigt. Er besteht 

 aus einem Dampfrohr von etwa 11mm lichter Weite und 

 23 cm Höhe, dessen oberer Teil von dem angeschmolzenen Dampf- 



^) Vgl. die Beschreibung dieses Siedeapparates in den Berichten 

 doi' Deutsch, ehem. Ges. 47. 2285 (1914). 



