Th. Paul u. K. Schantz: Siedepunktsbestimmung. 125 



m a n t e 1 von etwa 20 mm Weite und 20 bis 22 cm Länge umgeben 

 ist. Dieser Dampf mantel ist an der Stelle, wo er mit Hilfe des Korkes 

 im Probierglas befestigt ist, etwas verjüngt. Die ringförmige An- 

 schmelzstelle, die in der Abbildung als ringförmige Zwischen- 

 wand bezeichnet ist, teilt den Dampf mantel in einen oberen und 

 unteren Teil und liegt etwa 14 cm über dem unteren Rande des 

 Dampfrohres. Das obere etwas verjüngte Ende des Dampfmantel.s 

 ist mit einem Korke verschlossen, in dem das Thermometer be- 

 festigt wird. Unmittelbar über der ringförmigen Zwischenwand 

 ist ein Abflußrohr für die kondensierte Flüssigkeit angebracht, 

 die auf diesem Wege in das Siedegefäß zurückfließen kann. Dieses 

 Abflußrohr ist vor dem Einmünden in den unteren Teil des Dampf- 

 mantels etwas nach unten gebogen, damit sich ein Ti'opfen Flüssigkeit 

 darin sammeln kann, die das Aufsteigen von Dampf durch dieses 

 Abflußrohr verhindert. Auf der gegenüberliegenden Seite des 

 Dampf mantels befindet sich der etwas nach oben gebogene Seiten- 

 stutzen, in welchem der Kühler mittels eines Korkes oder Schliffes 

 befestigt wird. Die Mantellänge des Kühlers beträgt ungefähr 

 10 cm. Das Siedegefäß steht in der Mitte einer Asbestplatte, 

 die an dieser Stelle eine runde Oeffnung von 2 cm Durchmesser 

 besitzt. Diese Oeffnung ist von unten durch ein Messingdrahtnetz 

 verschlossen. Die Asbestplatte ist so gi'oß zu wählen (etwa von 

 10 cm Durchmesser), daß die strahlende Wärme des Brenners 

 vom Tliermometer abgehalten wird. Es empfiehlt sich besonders 

 bei über 100"^ siedenden Flüssigkeiten, das Siedegefäß mit einem 

 L u f t m a n t c 1 von 5 cm Durchmesser und 22 cm Höhe zu um- 

 geben. Hierzu kann man einen abgesprengten Lampenzylinder 

 verwenden. 



Das Thermometer ist so weit in das Dampfrohr einzuführen, 

 daß der Quecksilberfaden vollständig vom strömenden Dampf um- 

 geben ist. Die Flammenhöhe ist so zu regeln, daß die Flüssigkeit 

 eben lebhaft siedet. 



Die Siedetemperatur wird abgelesen, wenn das Thermometer 

 während drei Minuten seinen Stand innerhalb eines ^/k, Grades 

 nicht verändert. Man kann aber auch den Siedepunkt bis auf 

 ^^00 Gva.d genau bestimmen. 



Soll zur Charakterisierung (Identifizierung) 

 einesStoffes dessen Siedepunkt bei gleichbleibender Zusammen- 

 setzung bestimmt werden, so bringt man den Kühler in die aufrechte 

 Stellung, so daß er als Rückflußkühler wirkt, und senkt das Thermo- 

 meter so weit herab, daß sich dessen Quecksilbergefäß mindestens 

 5 mm unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche befindet. Da es in diesem 

 Falle darauf ankommt, daß die kondensierte Flüssigkeit möglichst 

 vollständig in das Siedegefäß zmüekfließen kann, ist es wünschens- 

 wert, daß das Abflußrohr unmittelbar über der ringförmigen Zwischen- 

 wand des Dampfmantels angebracht und daß der Seitenstutzen 

 etwas nach oben gebogen ist. 



Wenn durch die Siedepunktsbestimmung der Reinheits- 

 grad einer Flüssigkeit bei der fraktionierten Destillation 

 festgestellt werden soU, wird der Kühler nach unten gedreht, so daß 

 die Flüssigkeit abdestilliert. Das Tliermometer wird soweit ge- 



