— 842 — 



Цс^е'-Ь около Брюсселя, гд-Ь также установлены два апершдпческихъ маятника 

 Пулковскаго образца. Эти приборы перенесены теперь въ болт^е подходящее 

 помт-щеше, въ подвальный этажъ сейсмпческаго павильона, гд-Ь они менЬе 

 подвержены вредному вл1яшю микросейсмическихъ колебашй второго рода. 

 Кромв этихъ маятниковъ, тамъ пмъются еще только два прибора "ШесЬегГа; 

 прежде работавнпе маятники Отоп-ВозсЬ'а теперь уже убраны. Сейсмпчесыя 

 наблюдены въ Бсск'ъ' вв-врены ассистенту обсерваторш Мг. ЗотуШе, ко- 

 торый вполне освоился съ дтломъ и ведетъ наблюдешя вполне образцово. 

 Онъ ввелъ между прочпмъ одно очень остроумное приспособлеше, чтобы 

 легче разделять записи двухъ маятниковъ на томъ же регистрирномъ валЬ 

 при примЬненш гальванометрическаго метода регпстрацш. Для этой цели 

 онъ, вместо одной длинной цилиндрической чечевицы передъ самымъ реги- 

 стрирньшъ валомъ, ставить таковыхъ дет., но за одной пзъ нпхъ помъчцаетъ 

 рътнетку, состоящую изъ ряда узкихъ параллельныхъ щелей. Такимъ обра- 

 зомъ, на сейсмограмме одна кривая получается сплошной, а другая пунк- 

 тирной, чхмъ он-в легко отличаются другъ отъ друга. Того же самаго можно 

 было бы, однако, достигнуть еще болъе простымъ пр1емомъ, помъщая пе- 

 редъ однимъ изъ пучковъ свътовыхъ лучей простой, дешевый секундный 

 маятпнкъ. Въ этомъ случат, можно избегнуть параллакса св'Ьтовыхъ точекъ, 

 1шт>ющаго м-Ьсто въ способЬ ЗогпуШе'я. На этотъ послт>днш нргемъ обратилъ 

 мое внимаше проф. Нескег въ бытность мою въ Страсбурге. 



Закопчплъ я свою вторичную заграничную поъздку посъщешемъ обсер- 

 ваторш въ Ро1зо!ат''Е съ целью познакомиться съ новымъ прпборомъ, по- 

 строеннымъ механикомъ геодсзическаго института РесЬпег'омъ для нзслъ- 

 довашя мелкихъ колебашй почвы, вызванныхъ ездой ломовыхъ, проходомъ 

 жел-Ьзнодорожныхъ пойздовъ и пр. Съ этпмъ прпборомъ пропзводилъ недавно 

 изслЬдовашя Бг. ЗсЬ^еуйаг. Въ принципе своемъ приборъ этотъ не пред- 

 ставляетъ пзъ себя ничего новаго; регистращя — оптическая, при помощи 

 ФОтограФическаго микроскопа; нормальное увеличеше 240. 



Получаемыя записи довольно отчетливыя, и такъ какъ приборъ довольно 

 компактный и, видимо, удобный въобращенш, то онъ все-таки заслужпваетъ 

 вннмашя. 



Въ Ро18Йат''Ь я посЬтплъ еще директора геодезпческаго института 

 проф. Не1тег1'а и въ тотъ же вечеръ выъхалъ изъ Берлина. 



29 августа (11 сентября) я вернулся въ Петербургъ. 



