(XXIV) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДМЕН1Е. 



Въ Николаевской Главной Физической Обсерваторш для повврки 

 анеропдовъ и барографовъ имеется особый приборъ, состояшдй, главнымъ 

 образомъ, пзъ ящика, герметически закрытаго, въ который ставятся испы- 

 туемые барографы; ящикъ снабженъ краномъ съ раздвленнымъ кругомъ 

 и полукругомъ, такъ, что отверсие, соединяющее ящпкъ съ насосомъ, 

 можно изменять по желанш и регулировать съ большою точностью бы- 

 строту выкачивашя или впуска воздуха. Ящикъ соедпненъ съ ртутнымъ 

 манометромъ, показывающамъ давлете съ точностью до 0,1 мм. 



Для опредвлетя поправокъ станщонныхъ анероидовъ, ихъ уста- 

 навливаютъ въ ящикъ и, доведя давлете до 790 ила 800 мм., постепенно 

 выкачиваютъ воздухъ, останавливаясь по20мпнутъ черезъ каждые 10 мм.; 

 отсчеты по анероиду и по манометру дълпаютъ после каждой паузы; 

 выкачивате воздуха продолжается до 700 мм. Опытъ показалъ, что для 

 обыкновенныхъ наблюденш въ пред'Ьлахъ т'Ьхъ колебанш, которыя про- 

 исходятъ на земной поверхности, такой способъ опредвлетя поправокъ 

 совершенно достаточенъ. 



Но болышя затруднетя встречаются при опредЬленш поправокъ 

 барографовъ, предназначенныхъ для наблюденш п для опред/влешя вы- 

 сотъ на воздушныхъ шарахъ п на летучпхъ змЪяхъ. 



При быстрыхъ и значительныхъ перем г Ьнахъ атмосфернаго давлетл 

 упругое носл , вд'БЙств1е металлическихъ коробокъ оказываетъ весьма 

 значительное влхяте. Поэтому, если бы намъ удалось путемъ продолжи- 

 тельныхъ опытовъ определить самыя точныя поправки барографа, для 

 всЪхъ точекъ его шкалы, при услов1яхъ продолжптельнаго неизм-винаго 

 давления при каждой изъ этпхъ точекъ, мы все же не могли бы непосред- 

 ственно пользоваться этими поправками при подъеме барографа на не- 

 сколько тысячъ метровъ въ течете 1-го пли 2-хъ часовъ; отставание ба- 

 рографа достпгаетъ до многихъ миллиметровъ; въ н'Бкоторыхъ экземпля- 

 рахъ, какъ упомянуто, до 10 и даже до 20 мм. Между тЬмъ, на основавш 

 записей барографа, вычисляются все результаты изследованш высокихъ 

 слоевъ атмосферы. 



Изыскате наилучшихъ средствъ, какъ пользоваться этими запи- 

 сями, побудило г. Розенталя, на обязанности котораго лежала поверка 

 барографовъ, произвести изложенный въ представляемой статье его 

 изследоватя надъ упругпмъ последейств1емъ, обнаруживаемымъ въ ане- 

 роидныхъ барографахъ; матергаломъ для этпхъ изследованш послужили 

 отчасти те наблюдения, которыя имъ производились при проварке баро- 

 графовъ, отчасти специально предпринятыя для означенной цели опыты. 



Исходнымъ пунктомъ его работъ автору служили труды его пред- 

 шественниковъ по этому вопросу Рейнгерца 1 ) и Крп 2 ). Въ виду труд- 

 ности решетя общаго вопроса теоретически, авторъ останавливается на 

 изысканш эмпирическаго способа, какъ, определивъ поправки барографа 



1) С. Ке1пЬег12. Х1еЪег е1а8(лзсЬе НасЪ-иагкипц Ъепп Рес1егЬаготеЬег. йеНзсЪг. 

 Г. 1п8Ьгитеп(;епкип(1е, 1887. 



2) С. СЬгее. Ехрептеп4з оп АпегоИ ВаготеЬегз аЬ Ке\у ОЪзегуакогу ап(1 те1г 

 В1зсиз8юп. РЫ1. Тгапз. Коуа! 8ос. Ьопйоп, А Уо1. 1898. 



