ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ НЕКОТОРЫЙ СИСТЕМАТ. ОШИБКИ ВЪ БАЗИСН. ПРИБ. ЕДЕРИНА. 103 



Вероятная ошибка одного эталонировашя: 



Приборъ Едерина 



{А ±2ЛЪ С±2^36 



Для 1888 года данныя взяты изъ статьи А. Р. БонсдорФа, стр. 34; 

 для 1828 года относительно прибора Струве найдено сравнеше туазовъ 

 въ «ВгеИеп§гас1те8§ш1§» уоп 81гиуе, часть II, стр. 400 — 403. Данныя 

 для годовъ 1899 — 1902 взяты изъ паблюденш, относящихся къ градус- 

 ному пзм'Ьренш на островахъ Шпицбергена. Въ 1888 году эталонирование 

 исполнено на 25-метровомъ базист, Едерина, въ 1899 — 1902 гг. — на 

 300-метровомъ Пулковскомъ или на 175-метровомъ Шпицбергенскомъ 

 базпсахъ путемъ обычнаго изм-врешл. 



Постоянное убыван1е вероятной ошибки съ временемъ въ 1899 — 

 1902 гг. слЬдуетъ объяснять увеличешемъ опытности наблюдателей. 



Сравнеше чиселъ, относящихся къ прибору Струве и къ прибору 

 Едерина въ вышеприведенной таблице, .весьма поучительно. Приборъ 

 Струве отъ неопытности наблюдателей теряетъ сравнительно немного, 

 приборъ Едерина при малоопытныхъ наблюдателяхъ теряетъ все. 



