(х) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЯЛЕН1Е. 



тельно упростилась бы. Для этой ЦВЛИ я уже предложилъ воспользоваться 

 сильнымъ электро- магнитнымъ затухатемъ, позволяющимъ превратить 

 собственное перюдическое движете маятника въ аперюдичоское. Мои 

 предположения о целесообразности устройства такого маятника вполне 

 оправдались на опытахъ съ платформой. 



„Къ горизонтальному маятнику была прикреплена медная пла- 

 стинка, помещенная свободно въ сильномъ магнптномъ поле. Въ этомъ 

 случае, какъ то видно нзъ рисунковъ, собственное движете маятнпка 

 совершенно исключается, и кривая движетя маятника соответствуетъ 

 вполне движение платформы. Амплитуда размаха только несколько иная, 

 такъ какъ она является функщей коеффищента затухатя, и, кроме того, 

 между обеими кривыми (движете платформы и маятника) замечается 

 определенная разность фазъ, что также находится въ полномъ согласш 

 съ ранее развитой мною теоргей. 



„Такое соглас1е движетя маятнпка съ двпжетемъ платформы полу- 

 чилось, однако, въ данномъ случае при вполне закономерномъ, гармони- 

 ческомъ движенш последней. Поэтому мне представилось интереснымъ 

 выяснить вопросъ, будетъ ли горизонтальный маятникъ съ сильнымъ за- 

 тухатемъ регистрировать движете платформы при совершенно произ- 

 вольному случайномъ характере движетя последней. Для этой цели я 

 остановилъ моторъ п искусственнымъ образомъ сообщилъ платформе 

 рядъ неправильныхъ сотрясенш. Истинное движение платформы въ этомъ 

 случае опять было зарегистрировано неподвижнымъ штифтомъ. 



„Изъ сравнетя кривой движетя платформы съ кривой движетя 

 самого маятника можно на Д1аграмме видеть, что и въ этомъ случае, при 

 самыхъ неправильныхъ сотрясетяхъ, маятникъ весьма близко передаетъ 

 движетя платформы. Изгибы на одной кривой соответствуютъ изгибамъ 

 на другой и т. п. 



„Эти предварительные опыты прнводятъ, несомненно, къ тому за- 

 ключетю, что вполне целесообразно снабжать сейсмичесше приборы 

 сильнымъ электро-магнптнымъ затухатемъ, такъ какъ въ этомъ случае 

 заиисп приборовъ весьма близко совпадаютъ съ пстиннымъ движетемъ 

 земли при землетрясетяхъ". 



Положено принять къ сведетю. 



Академпкъ В. В. Заленскш представплъ, съ одобрешемъ для на- 

 печататя, статью доктора В. Дыбовскаго: „Ве5сЬге1Ьип§ етег иеиеи 

 Визв^аззег-ЗсЬпеске Ышиаеа Ъа§огИ БуЬ." (Описате новой пресновод- 

 ной ракушки Ытпаеа ЬадогИ С-уЪ.), заключающую въ себе описате но- 

 ваго вида ракушки р. 1лтпаеа изъ Крыма, интересной вследствге свопхъ 

 особенностей, представляющихъ связывающую форму подрода Ышпиз 

 съ подр. ЬушпорЬуяа. 



Положено напечатать работу г. Дыбовскаго въ „Изввсияхъ" Ака- 

 демш. 



