— 987 — 



съ Фотографической регпстращей въ перед Ьлк-й Нескег'а (воздушное 

 затухан1е). 



Все, что касается опред'Ьлен1я времени, на станщи въ Гаыбург'Ь прево- 

 сходнымъ образомъ, дая^е роскошно обставлено: прекрасные часы, между 

 прочимъ часы РпФлера въ разр-Ьженномъ пространств!,, разный контро- 

 лирующ1я приснособлен1я и пр. Сравнен1е часовъ производится при помощи 

 особаго хронографа. Вся эта часть слишкомъ даже хороша для сейсмической, 

 хотя и первоклассной станщи, гд-Ь время требуется тах1пшт съ точностью 

 до одной секунды. Все это было бы вполне ум1^стно на астрономической 

 обсерватор1п, но для сейсмической станщи это безусловная роскошь. 



Въ пом-йщенхи, гдЬ установлены сейсмографы, им'Ьются больш1я 

 открытый полки съ хлорпстымъ кальщемъ для осушен1я воздуха; для под- 

 держан1я же постоянной температуры станц1и, пом-Ьщенхе это окружено 

 корридоромъ. 



Изъ бесЬды съ Бг. Татв'омъ я выяснилъ, что .11егк1е горизонтальные 

 маятники КеЪеаг-Ра8с11'ла1;2'а обнаруживаютъ тамъ тотъ-же самый 

 недостатокъ, который я подм-Ьтплъ и у себя въ лаборатор1и, а именно, 

 что пхъ собственный перходъ колебав1Й (при отсутствии затухан1я) въ зна- 

 чительной м'Ьр'Ь зависитъ отъ амплитуды размаховъ. Татз беретъ среднюю 

 величину пер1ода. Было бы бол-Ье правпльнымъ брать пер1одъ, соотв-йт- 

 ствующ1й весьма малымъ амплитудамъ размаховъ, такъ какъ йталыя а1мплп- 

 туды по преимуществу только и встр-Ьчаются при изсл1&дован1и дальнихъ 

 землетрясен1й. 



Эта изм-Ьняемость перхода съ амплитудой представляетъ собой весьма 

 существенный недостатокъ маятниковъ, упирающихся на два штиФта. 



Что касается маятника Л^1есЬег1'а съ механической регпстращей, 

 то и въ этомъ отношен1и Татз подтвердилъ то, что я выяснилъ въ доста- 

 точной м-Ьр-Ь у себя, а именно, что при механической регпстрац1п па закоп- 

 ченной бумагЬ, коеФФищентъ затухан]я у (Вашрй1П;^8уегЬаки188) также 

 зависитъ отъ амплитуды размаховъ. Это обстоятельство краппе затрудняетъ 

 обработку сейсмограммъ въ ц'Ьляхъ опред'Ьлен1я абсолютныхъ величинъ 

 амплитуды см-Ьщен^й точки земной поверхности. Таш8 беретъ среднюю 

 величину V, хотя самъ же и признаетъ, чго это неправильно. Лучше бы было 

 воспользоваться для обработки сейсмограммъ хотя бы пр1емомъ, указаннымъ 

 мною въ стать-Ь «ПеЬег е1и пеие8 8с11^\еге8 Ног120п1а1реис1е1 т11 шесЬа- 

 в18с11ег Ке§]8^пегип§ 1'иг 8е18т18сЬе Я^аНопеп 2\\'е11ец Каи§е8» (Изв'Ьст1я 

 Постоянной Центральной Сейсмической Коммисс1и. Т. III, вып. 3). Пр1емъ 

 этотъ самъ по себ-Ь далеко не безупреченъ, но все таки лучше пользоваться 



Нзв-Ьст!я П. А. Н. 1010. 



