— 1164 — 



или по полярной зв'Ьзд'Ь, или опираясь, по возможности, каждый разъ на 

 изм'Ьрен1я зенитнаго разотоян1я зв'Ьзды или солнца, достаточно далекихъ 

 отъ меридхана. Магнитное склояен1е должно опред'Ьляться перекладыва- 

 н1емъ стр']&лки въ виду, главнымъ образомъ, того, что постоянство коли- 

 мацюнной ошибки магнита даетъ некоторый контроль, н'Ьтъ-ли гру- 

 бой ошибки въ отсчет'^. Наклонен1е опред'Ьляется хотя-бы однимъ пол- 

 нымъ наблюден1емъ съ одной стр'Ьлкой, съ перемагничиван1емъ ея; 

 но необходимо им'Ьть другую, контрольную стр-Ьдку наклоненхя, и 

 желательно возможно чаще д'Ьлать опред'Ьлен1я об-Ьими стр'Ьлками. 

 Горизонтальное напряженхе должно опред'Ьляться по качан1ямъ и, 

 откпонен1ямъ по схем'Ь: качанхя, отклонен1я и опять качан1я; тогда хо- 

 рошщ контроль будетъ давать постоянство вычисленнагб магнитнаго 

 момента магнита. Въвидахъ упроп1,ен1Я изм'Ьрен1й и вычиолен1й, признано 

 желательнымъ упростить и методы изм'Ьрен1и, насколько то позволяютъ, 

 безъ уш;ерба для надежности данныхъ, ум-^реиння требован1я къ точно стц. 

 результатовъ. Изъ осторожности признано необходимымъ считать въ 

 среднемъ вывод'Ь по одному пункту за сутки или не меньше 76 пунктовъ 

 за л-Ьто для каждаго наблюдателя. Но при этомъ высказано пожелан1е, 

 чтобы наблюдатель старался въ тЪхъ случаяхъ, когда погода и обстоя- 

 тельства благопрхятствуютъ, опред-Ьлить магнитные элементы въ двухъ 

 пунктахъ за сутки. 



Весьма важное требованхе предъявляется къ сравнен1ямъ всЬхъ 

 магнитныхъ походныхъ приборовъ въ обсерватор1яхъ. Эти сравнешя, 

 вообп];е говоря, если не им'Ьется какихъ- либо спец1альныхъ ц-Ьлей, сл'Ь- 

 дуетъ вести непрем-Ьнио въ услов]'яхъ путевыхъ наблюден1й — на штати- 

 вахъ, повторяя изм'Ьрешя многократно. Так1я сравнен1я обязательны до 

 и посл^ полевой работы, а желательны еще и въ средине путешествхя. 

 Хотя-бы одинъ разъ каждый походный приборъ желательно сравнить 

 въ двухъ обсерватор1яхъ съ достаточно различающимися величинами 

 горизонтальной составляющей и наклонен1я. Приборы, съ которыми срав- 

 ниваются походные инструменты, должны быть въ свою очередь срав- 

 нены съ приборами Константиновской Обсерватор1и въ Павловск'Ь, ко- 

 торые св'Ьрены со многими абсолютными приборами заграничныхъ цен- 

 тральныхъ обсерватор1й. 



Что касается организацхи приведен1Й наблюден1Й къ среднимъ годо= 

 вымъ величинамъ, то признано нужнымъ им-Ьть достаточное число обсер- 

 ватор1й съ самопишущими приборами или вар1ац10нныхъ станцхй, чтобы 

 обезпечить точность этихъ приведешй въ среднемъ 1р 1' для склонешяи 

 наклонен1я и 1^:бу для горизонтальнаго напряжен1я; для приведен1Я-же 

 наблюден1й къ средней эпох'Ъ съемки р'Ьшено им'Ьть особую сЬть основ- 

 ныхъ станц1й такой густоты, чтобы погр'Ъшности этого рода поправокъ 

 (на в'Ьковой ходъ элементовъ) были въ т-Ьхъ-же, указанныхъ сейчасъ 

 пред-Ьлахъ. Объ организац1и этихъ приведенхй см. ниже. 



