— 69 — 
che deve essere precedentemente studiato di cm. in cm. con uno 
dei metodi a tale uopo indicati !). 
Pervenuti in tal modo alla completa determinazione di tutti 
i termini e coefficienti delle equazioni riportate nelle colonne 3. 
del quadro I, occorre poter esprimere il (500) ohm in valore as- 
soluto, cioè in ohm effettivi. Tanto si otterrà mediante una serie 
di comparazioni, col metodo or ora indicato, tra il (500) ohm della 
cassetta ed un 500 ohm campione di conosciuto valore assoluto. 
Applicando il metodo delle medie e differenze alternate ai risultati 
delle predette comparazioni, si perverrà ad una equazione del 
tipo seguente : 
(500) ohm della cassetta — (500)ohm campione + m. X...(5) 
in cui m, come sì è detto rappresenta la resistenza d’un mm. di 
filo del ponte ed X una determinata lunghezza di esso filo. 
Essendo poi conosciuto il valore assoluto di (500) £ campione, 
essendo cioè data la relazione: (500) ohm campione = 500 ohm+-y, 
si ha sostituendo nell’equazione precedente : (500) ohm della cas- 
setta = 5002 + y+m. X. 
Tale valore si dovrà sostituire in tutte le equazioni della co- 
lonna 3.* del quadro, messo in fine, per ricavare i valori delle 
resistenze della cassetta in funzione di 0/m effettivi e di resistenze 
di determinati tratti del filo del ponte. Non resta allora che la 
determinazione del valore assoluto della resistenza di un mm. 
del filo stesso per completare lo studio intrapreso. A tale uopo 
si procederà come segue: L'ultima equazione fondamentale già 
riportata è espressa da : 
(0.5) ohm: m, X-..:(0) bis 
nella quale, la determinazione della lunghezza di filo X' si ot- 
tiene mediante le due serie di comparazioni relative alle due equa- 
zioni sperimentali corrispondenti. Soltanto bisogna aggiungere 
che di tali serie di comparazioni, l’una conviene farla prima e 
l’altra dopo di tutte le altre comparazioni già discusse e ciò per 
tener conto delle possibili variate condizioni di tutti gli elementi 
che entrano ed accompagnano, come funzione del tempo, le varie 
operazioni. Ad ogni modo, determinato il valore di X'dell’equa- 
1) G. Di Crowmo. — Metodo per calibrare un filo conduttore. Nuovo Cimento 
Serie V. Tom. V, fascicolo di febbraio 1903. 
