42 Д. РЯБУШИНСЕТЙ, ИЗСЛВДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННАТО ПОТОКА 
Опыть показалъ, что показаня центральнаго анемометра, при одина- 
ковомъ числВ оборотовъ вентилятора весьма постоянны, поэтому въ даль- 
нфишихь изслЪдованяхъ контрольнымъ анемометромъ мы не пользовались, 
такъ какъ о скорости потока можно было судить съ достаточною точностью 
по числу оборотовъ вентилятора, который и сталь служить намъ въ даль- 
нфйшихъ опытахъ измфрителемъ скорости движешя воздуха въ трубЪ. 
'Такъ какъ опыты въ поток предполагается дфлаль посрединЪ трубы, 
то наши изслфдован1я степени равномфрности потока произведены только 
въ сБчени, расположенномъ приблизительно посредин$ трубы, въ разстоя- 
ни 7,2 метра отъ вентилятора. 
Первые произведенные нами опыты дали неудовлетворительные ре- 
зультаты: оказалось, что стфна и полъ значительно вмяютъ на. равномЪр- 
ность поля потока. 
Въ таблицЪ 1 приведены данныя изслфдованй, когда входное отвер- 
ст!е оставалось открытымъ. Разстоянйя (въ сантиметрахъ) отечитывались 
оть той стороны трубы, которая обращена къ свободной сторонф помфще- 
ния; анемометръ передвигался горизонтально. я 
Таблица, Г. 
Разстояя Скорость потока Отклонен1я отъ средн. 
сант. м/с. скорости м/с. 
10 (4.02) нЕ 
20 4.18 0.54 
30 4.24 0.48 
40 4.40 0.32 
50 4.52 0.20 
60 4.53 0.19 
70 4.87 —0.15 
80 4.94 —0.22 
90 5.24 —0.52 
100 5.55 —0.83 
110 (5.48) Е 
Средня 4.72 —=0.38 
Изъ приведенной таблицы видно, что скорость потока въ трубЪ близъ 
стороны, обращенной къ стфнЪ, больше скорости на противоположной сто- 
ронф; разность между крайними скоростями для центральной части потока, 
въ 80 сант. дламетромъ (отстоящей отъ стфнокъ трубы на 20 сант.) со- 
ставляетъ . — 299, средней скорости при среднемъ отклоневи ==0.38 м/с. 
Чтобы сдфлать скорость боле равномфрной, сначала мы попробовали 
прикрыть входное отверст1е трубы тонкой м$дной сЪткой. 
2 
