44 Д. РЯБУШИНСЕ1И, ИЗСЛЬДОВАНТЕ ИСКУССТВЕННАТО ПОТОКА 
Таблица Ш. 
Разстоян1е Скорость потока  Отклонен!е отъ средн. 
сант. м/с. скорости м/с. 
10 (4.60) т 
20 4.66 0.01 
50 4.67 0.00 
40 4.69 —0.02 
50 4.64 0.03 
60 4.64 0.03 
70 4.66 0.01 
80 4.66 0.01 
90 4.66 0.01 
100 4.72 —0.05 
110 (4.60) и 
Средн!я 4.67 0.02 
Число оборотовъ вентилятора было 580 въ минуту. 
Разность между крайними величинами для центральной части потока 
(80 с. даметромъ) получилась 0.08 м/с., что въ отношен!и средней скоро- 
сти 4.67 м/с. составляеть 1.7%, при ереднемъ отклонени == 0.02 м/с. 
Удовлетворившись полученными результатами мы произвели еще изсл$до- 
ваня того-же сфчешя трубы, но въ вертикальномъ направлен, при томъ 
же числБ оборотовъ вентилятора 580 въ минуту. Въ таблиц$ ТУ приве- 
дены результаты наблюден!й. За начало счета разстоян1й принята нижняя, 
обращенная къ полу сторона трубы. 
Таблица ТУ. 
Разстояне Скорость потока Отклонене отъ средн. 
сант. м/с. скорости м/с. 
10 (4.69) ве 
20 4.76 —0.07 
50 4.77 — 0.08 
40 4.76 —0.07 
50 4.72 —0.035 
60 4.66 0.05 
70 4.60 0.09 
80 4.67 0.02 
90 4.66 0.05 
100 4.65 0.06 
110 (4.52) —- 
Средн1я 4.69 ==0.05 
