ВОЗДУХА ВЪ ТРУБВ ДЛЯ ОПЫТОВЪ НАДЪ СОПРОТИВЛЕНЕМЪ ВОЗДУХА. 45 
Разность между крайними величинами въ этомъ случа получилась 
0.17 м/с. (3.69 средней скорости 4.69 м.) при среднемъ отклоненш 
== 0.05 м/е. Какъ видно по отклонешямъ, скорости въ частяхъ потока 
ближайшихъ къ полу получились здфсь немного большя, ч$мъ въ частяхъ 
противоположныхъ, что особенно р$зко проявляется, когда конецъ трубы 
остается совершенно открытымъ. 
Чтобы найти зависимость скорости потока, опред$ленной анемоме- 
тромъ, отъ числа оборотовъ вентилятора и опредФлить, насколько потокъ 
въ различныхъ частяхъ остается равномфрнымъ въ зависимости отъ ско- 
рости движеня, былъ произведенъ рядъ опредфлешй, результаты которыхъ 
сопоставлены въ таблиц$ У, гдЪ для данныхъ разстояв!й въ сант. отъ ниж- 
ней ст$нки трубы и числа оборотовъ вентилятора въ секунду даны скоро- 
сти движен!я воздуха въ трубЪ въ метрахъ въ секунду. Анемометръ пере- 
двигался при всЪхъ этихъ опытахъ вертикально. 
Таблица У. 
Разстоян!е сант. Число оборотовъ вентилятора въ секунду. 
№10 3.356. 950 9.67 11.50 13.00 
Скорости потока м(. 
15 0.63.6 1.8260.8.22.5 3.800. 4.745 5.14.06.15 
25 0.5% 1.750.3.14 3.840.14.83 5.62. 06.22 
35 0.56 1.68 3.08 3.34 4.78 5.55 6.08 
45 0.56 1.70%'.3.03 3.76 `1.№71 5.580.06.12 
55 0.55 1.68 3.02 3.69_.4.71 65.45 6.05 
65 0.55 1.65 3.00 3.77 4.65 5.40 5.99 
75 0.54. 1.67.5.2.99 . 3.68:7.14.59 5.40:..6.05 
85 0.55 1.65 ‘3.04 3.75 4.65 5.36 6.00 
95 0.56’ 1.661 ..3.03 3.83'0.4.67 5.451. 06.14 
105 9.53).01.661%,3.06.т 3.700:54.61.Ъ 5.39%.06.00 
Средн. скорости 0.56 1.69 3.06 3.77 4.69 65.49 6.08 
» отклонен. =0.02 0.04 =-0.05 =0.05 0.06 —0.10 —0.06 
Отнош. средн. скор. 
къ числу обор. вент 0.479 0.508 0.496 0.503 0.485 0.477 0.468 
Въ послБдней нижней строкф таблицы У приведены отношен1я сред- 
ней скорости движен!я воздуха въ трубф по анемометру къ числу оборо- 
товъ вентилятора въ секунду. 
Чтобы точнфе установить зависимость скорости движеня воздуха въ 
труб, опредБляемой анемометромъ, отъ числа оборотовъ вентилятора въ 
секунду былъ произведенъ еще рядъ изсл$дован1й, при которыхъ анемо- 
метръ постоянно находился въ центрф трубы, а скорость вращеня венти- 
лятора измфнялась. Въ таблиц$ УТ приведены результаты этихъ измфренй. 
5 
