156 А. С. ВАСИЛЬЕВЪ, 0 ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЪЙШАГО 
видЪ; а удлиннеше при покоф происходило, вЪроятно, вслфдстве сотрясенйй, 
которыя проволоки испытывали въ свернутомъ видЪ въ течени мфсячныхъ 
ходовъ корабля. 
"Только посл$ прочтеня посл$дней статьи Бенуа и Гильома я обра- 
тиль внимане, что наши проволоки начиная съ весны 1899 года сматы- 
вались въ кольца дламетромъ не превосходящия 0741). Не способствовало 
ли это обстоятельство ихъ общему удлинненю? 
Глава 11. Заключен. 
$ 1. Практическяе выводы относительно употребления проволока. 
Сопоставляя все вышесказанное и принимая во внимаше наблюденя надъ 
проволоками во время Шпицбергенскихъ работъ, мы приходимъ къ слБду- 
ющимъ практическимъ выводамъ относительно употребленя проволокъ: 
1. При началЪ работъ въ пол$, размотавши проволоки, нфтъ необхо- 
димости выжидать боле или менфе продолжительное время, пока, онф успо- 
коятся отъ дехормащи посл$ разматываня. Опыты въ Бретейл$ показали, 
что дефхормащй отъ этого совефмъ не происходитъ. На случайную же неде- 
ликатность обращеня проволока реагируетъь только черезъ много часовъ 
послф. 
2. Во время измфреня базисовъ полезно имфть особые динимометры 
для каждой проволоки, чтобы предохранить проволоки отъ излишнихъ 
сотрясешй во время ихъ перемфны на крючьяхъ динамометровъ. 
3. Сохранять проволоки можно безразлично или въ кольцахъ или 
на вал, но дламетръ кольца пли вала не долженъ быть меньше 0,5 метра. 
4. Проволоки всегда должны быть смазаны чистымъ вазелиномъ; 
при вытирани вазелина толчковъ или сжиман!й проволоки между пальцами 
производить не слБдуетъ. 
5. Дождливая погода, т. е. вЪеъ капель, осфдающихъ на проволокахъ, 
не вмяетъ на результаты измфрешя базисовъ. 
6. Въ наблюдательномъ журнал слБдуетъ отм5чать т$ состояшя и 
особенно тф температуры, въ которыхъ проволока находилась за 200 — 
300 часовь до начала измБренй. Съ помощью подобныхъ записей, 
можетъ быть, явится возможность учесть преходящия измфнен!я въ прово- 
локахъ. 
1) При снаряженм базисныхъ приборовъ на Шпицбергенъ въ 1899 г. для хранен1я 
проволокъ были приготовлены ящики такихъ размфровъ, которые не позволяютъ сверты- 
вать пролоки въ кольца большаго д1аметра. Объ этомъ см. А. 8. \азз1Ше\у. Мепзига 1013 
4ез Ъазез ауес Гарратге! 4е Эёгиуе. р. 5. М1зз1оп гиззе ропг 1а шезиге 4’ип атс 4е шёг1@еп ап 
Ври2Ьегк. Тоше Т. Бесйоп Ш. а. 
8 
