РАЗВИТТЯ МЕТОДА ЕДЕРИНА ВЪ БАЗИСНЫХЪ ИЗМЪВРЕНТЯХЪ. 157 
7. Чтобы принять во внимане поступательныя измфненшя, возможныя 
въ проволокахъ при дЪйств!и необычныхъ температуръ или механическихъ 
воздЪйствй, отъ продолжительной работы, — необходимо длину проволокъ 
провфрять съ помощью вепомогательнаго базиса или какихъ либо базисныхъ 
м5ръ другого типа. Провфрочный базисъ долженъ быть во много ‘разъ 
длиннфе проволокъ, такъ какъ необходимо исключить случайныя ошибки 
наложен!я и отсчета проволокъ; условя же подобныя Бретейльскимъ осу- 
ществить въ полБ совершенно не возможно. Во время Шпицбергенскихъ 
работь постоянство русскихъ проволокъ провфрялось на 175 метровомъ 
базис$ тотчасъ же послВ и до измБрешя главнаго базиса. 
8. Но труднЪе всего устранить измБненйя, которыя Едеринъ зам}- 
тиль еще въ 1884—1896 гг., которыя проявились во веБхъ безъ исклю- 
чешя измфрен1яхъ съ проволоками, причины которыхъ я разобраль въ 
УШ глав$ мемуара «Мепзигаоп 4е 1а Базе аа Бри2Беге» и которыя я 
теперь называю кажущимися измфненями, такъ какъ они зависятъ отъ 
перемЪнъ, лежащихь внф проволокъ, отъ см5шен!я штативовъ при при- 
ближен1и къ нимъ наблюдателей, отъ личныхъ ошибокъ наблюдателей, отъ 
задержекъ въ динамометрахъ и проч. 
Эти кажушияся измфненя больше всего портятъ результаты измф- 
реная базисовъ и производятъь ошибки достигаюния 15 — 20 — 40. Я 
думаю, что эти ошибки можно ослабить и даже почти уничтожить слф- 
дующими средствами: 
а) Подъ штативами слфдуетъ подвфшивать грузы, чфмъ тяжелфе, тмъ 
лучше. Эти грузы уменыпають см5щеня штативовъ при приближения къ 
нимъ наблюдателей. 
6) Проволоки — приборъ столь высокой деликатности — требуютъ 
и соотвфтственнаго обращен!я, весьма опытныхъ и преданныхъ дЪфлу на- 
блюдателей. 
Эти два средства уже испытаны во время Шпицбергенскихъ работъ; 
они дали хоропие результаты, что видно изъ таблицъ на стр. 73, 77 и 83 
«Мепзига@он....». По м$рЪ увеличенйя опытности наблюдателей хажунияся 
измфнен!я проволокъ уменьшались. 
$2. О выюдать примтненя проволокь в5 50 и в5 100 метров 
длиною. Но чтобы окончательно уничтожить хажуиияся измфнешя прово- 
локъ, необходимо, по моему мн5н!ю, методъ Едерина подвергнуть дал- 
нйшему развитию: 
Употреблять при измфреншяхъ базисовъ проволоки болфе значительной 
длины, метровъ въ 50 и даже въ 100 метровъ изъ металла инвара, 
надлежащей толщины о солидности. ВмЪстБ съ этимъ надлежащимъ обра- 
зомъ придется, конечно, увеличить и натяжеше. Въ такомъ случа ручное 
9 
