24Ö . ■'■'•''. '■ Karsten '^ 



gung eine solche Vervollkommnung unserer Apparate erfordert, dafs die 

 specifischcn Gewichte der Körper mit der gröfsten Schärfe ermittelt werden 

 können. Die grofsen Abweichungen in den Angaben der specifischcn Ge- 

 wichte, besonders der chemisch einfachen imd der künstlich zusammenge- 

 setzten Körper, — Abweichungen, die häufig mehrere Zehnttheile, zuweilen 

 sogar eine ganze Einheit und darüber betragen, — beweisen genügend, wie 

 schwierig die Bestimmung und wie nothwendig es ist, sich nicht auf fi-emde 

 Angaben zu verlassen, sondern bei den Untei'suchungen über die Verdich- 

 tungsverhältnisse, nur den eigenen Beobachtungen zu vertrauen. Indem ich 

 dieses ausspreche, begebe ich mich natürlich jedes Anspruches auf das un- 

 bedingte Vertrauen zu den folgenden Gewichtsbestimmungen, denn ich habe 

 im Laufe meiner länger als ein Jahr fortgesetzten Beobachtungen nur zu oft 

 erfahren, dafs es, ungeachtet aller Vorsichtsmaafsregeln, bei manchen Ver- 

 bindungen fast nur als ein Zufall zu betrachten ist, wenn das specifische Ge- 

 wicht eines und desselben Körpers bei der Wiederholung des Versuches bis 

 auf 1 oder 2 Hunderttheile übereinstimmend gefunden wird. 



Bei der Gewichtsbestimmung habe ich mich einer von Pistor mit 

 bekannter Sorgfalt gearbeiteten Waage bedient, welche bei einer Belastung 

 von 10 Grammen noch mit i Milligramm einen deutlichen Ausschlag giebt. 

 Das Gi-ammengewicht von Platin ist ebenfalls von Hi'n. Pistor gearbeitet. 

 Zur Bestimmung der Temperatur diente ein von J. G. Greiner jun. sehr 

 sorgfältig gearbeitetes Thermometer, an welchem sich halbe Zehntheile eines 

 Reaumiu-schen Thermometergrades sehr deutlich ablesen lassen. Zur Be- 

 stimmung des Gewichtes der pidverförmigen und der im W^asser auflöslichen 

 Körper ward, in Ermangelimg eines zuverlässigeren, der von Leslie ange- 

 gebene Apparat, angefertigt von J. G. Greiner jun. angewendet. Die Be- 

 stimmung des Luftdrucks für die Zeit der jedesmaligen Beobachtung geschah 

 vermittelst des bekannten Pistorschen Gefäfs- Barometers. Alle Gewichts- 

 bestimmungen sind auf einerlei Temperatur, nämlich auf die Temperatur 

 von 0° Reaum. reducirt worden. Der Leslie'sche Apparat hat bekanntlich 

 die Einrichtung, dafs eine Correction für die Temperatur nicht nöthig ist, 

 sobald man das Gewicht des reinen Wassers von einer bestimmten Tempe- 

 ratur kennt, welches dem durch den Apparat aufgefundenen Volum des 

 Körpers entspricht, dessen specifisches Gewicht gesucht wird. Die Anwen- 

 dung dieses Apparates erfordert indefs, ungeachtet seiner Einfachheit, eine 



