272 Erman über die mit der Tiefe zunehmende Temperatur 



geringen Wasser-Volum, welches man auf diese Weise erhalten könnte, 

 durchaus nichts auszurichten ist, wenn auch die hydrostatischen Aufströ- 

 mungen die Anwendung dieser Methode in so begränzten Röhren gestattete. 

 Register -Thermomer sind auch im vorliegenden Falle fast unüberwindlichen 

 Schwierigkeiten unterworfen: denn wollte man die Form des senkrecht 

 stehenden Sixt'schen wählen, wo die Maximum-Marke durch elastische Feder- 

 kraft ihren Stand an der Wand der Thermometer-Röhi-e nachhaltig behauptet, 

 so gestatten die sehr harten Stöfse, die das Instrumente beim Heraufziehen 

 von den Wänden der eisernen Röhre erhält, durchaus keine Wahrscheinlich- 

 keit für die Voraussetzung, die Klemm -Marke habe ihren Maximum -Stand 

 nicht geändert. Die Rutherfortsche Konstruktion, wo die Thermometer- 

 Röhre horizontal liegt, wäre dieser Verrückung etwas weniger ausgesetzt, 

 vorzüglich wenn man der Maximum - Marke dieses Register -Thermometers 

 zur gröfseren Sicherheit noch den Mechanismus einer Klemmfeder hinzu- 

 fügte ; aber abgesehen davon , dafs auch hier nichts weniger als absolute 

 Sicherheit gegen das Verrücken erlangt wird , so erlaubt die Geringfügigkeit 

 des Durchmessers der Röhre den Gebrauch eines solchen Instruments durch- 

 aus nicht. Ein Register- Thermometer, welches durch die Menge des bei 

 der Dilatation durch Wärme ausgeflossenen Quecksilbers auf das Maximum 

 der in der Tiefe erlangten Temperatur schliefsen liefse, schien uns grofsen 

 Schwierigkeiten und Einwendungen ausgesetzt, da das Instrument in der 

 Tiefe unter dem Druck eine Wassersäule von mehr wie 600 Fufs und folg- 

 lich von beiläufig 20 Atmosphären versetzt wird, so bliebe immerhin denk- 

 bar, das Gefäfs des Thermometers habe hiedurch seinen inneren Umfang 

 geändert, so dafs ein Theil des ausgeflossenen Quecksilbers auf Rechnung 

 der vei'änderten Kapazität der Thermometer-Kugel zu bringen sei. 



Es schien daher für den vorliegenden Fall kein anderer Ausweg, als 

 ein sehr träges Thermometer anzuwenden , für welches durch direkte Ver- 

 suche bekannt wäre die Zeit, die es erfoi'dert, um die Temperatur des um- 

 gebenden Mittels anzunehmen, und der Werth seiner etwanigen Standes- 

 veränderung während der Dauer des Heraufwindens. Die anderweitigen bei 

 der Konstruktion des Instruments zu nehmenden Rücksichten bezogen sich 

 auf die gehörige Metallstärke, um dem Druck und den Stöfsen zu wider- 

 stehen — auf eine gehörige Schwere, um in die Tiefe zu sinken trotz des 

 Auftriebes des Seiles, imd ohne ein angehängtes additionelles Gewicht, 



