der Erdschichten. 21 Z 



welches leicht sehr komplizirte Oszillationen bedingen würde, und auf 

 einen gehörigen Verschlufs, der wasserdicht genug wäre, um den Druck von 

 20 Atmosphären von Kugel und Röhre des Thermometers abzuhalten. Der 

 Erfolg hat entschieden für die Brauchbarkeit des angewendeten Instruments. 



Das zu den Temperatur -Beobachtungen in der Tiefe der Röhrenfahrt 

 eines Bohrlochs bestimmte möglichst trag zu machende Thermometer hatte 

 eine Kugel von ^ Zoll Pariser im Durchmesser, die Skale, in i des Grades 

 getheilt, gab Ablesung der ^'y- sehr genau : das Instrument war durch genaue 

 Vergleichung mit einem normalen sorgfältig verifizirt. Dieses Thermometer 

 ist ganz eingeschlossen in eine sehr starke aus zwei Stücken innigst fest zu- 

 sammengeschraubte Fassung von 3| Linien Metalldicke, deren untern Theil 

 eine hohle Kugel bildet von 2 Zoll 2 Linien im Lichten, ifi deren Mittelpunkt 

 die Kugel des Thermometers sich befindet, umgeben überall von fest zusam- 

 mengedrücktem Kohlenpulver, welches die Höhlung der Metallkugel anfüllt. 

 Der lange Schlitz im oberen Theile der Fassung zur Ablesung der Skale wird 

 während der Versenkung in die Tiefe des Bohrlochs genau geschlossen durch 

 einen eingeschliffenen metallenen Keil, der mittelst eines Anstrichs von etwas 

 Fett in der Fuge, dem Eindringen des drückenden Wassers widersteht, selbst 

 bei einer Drucksäule von vielen hundert Fufs. Ein aufgeschobener cvlindri- 

 scher Ring mit Bajonnet-Schlufs hält diesen Keil fest angedrückt, und ein 

 eigener Schlüssel dient zum schnellen Offnen im Augenblick der Ablesimg. 

 Ein oberer Ring zur Befestigung des Seiles und ein unterer zur etwanigen 

 Belastung sind aus einem Stücke mit der Fassung gegossen. Das Gewicht 

 des ganzen Apparats beträgt i-^^^ Pfund, Avomit es sich, trotz des Auftriebs 

 des Seiles im Wasser, gehörig senkte ohne additionelles Gewicht, welches 

 immer wünschenswerth ist, weil die Anhängung eines solchen, durch Ver- 

 setzung des Schwerpunkts ein noch unregelmäfsigeres Schwingen und ein 

 noch gewaltsameres Anstofsen an die Röhrenfahrt bedingen würde, als die 

 sind, die das Instrument an luid für sich schon auszuhalten hat, und deren 

 Stärke aus den sehr tiefen Rissen und Eindrücken der äufsern Oberfläche 

 sich ermessen läfst, zum Beweis, dafs von einem auf die Spitze gestellten 

 Register -Apparat hier wenig Erfolg zu erwarten ist. Mehrere dieser Ther- 

 Phjs. Abhandl. 1831. Mm 



