18 B E S S E L 



365,2422577 S&iOO k 



366, 2i22577 86400 — s X' — 1 



r= {(1,997269567 + ^ . 0,0000115.45} -r-Jj— 

 Die Beilage HI. enthält eine, nach dieser Formel berechnete Tafel. 



Die Temperatur des Pendelapparats wii-d durch drei Thermometer 



e', e", e"' bestimmt, deren Kugeln folgende Höhen über dem Boden des 



Gehäuses haben : 



e'=:19öLin. ; e"= 5S.iLin. ; e"'=1292Lin. 



Die Kugeln dieser Thermometer sind in das Eisen der grofsen Stange einge- 

 lassen und mit Deckeln von demselben Metalle verdeckt, so dafs angenom- 

 men werden kann, dafs sie die Wcihre Temperatur derselben, und auch der 

 Toise, welche mit der Stange eine gleiche Dicke hat, zeigen. Sie sind von 

 Herrn Fortin in Paris verfertigt und mir von Herrn Professor Schumacher 

 gütigst überlassen. Sie haben die hunderttheilige Scale, wurden aber wie- 

 derholt von dem Apparate abgenommen imd mit zwei Thermometern ver- 

 glichen, welche ich, nach der in der VH'™ Abtheilung meiner Beobachtungen 

 gegebenen Methode berichtigt hatte. Hieraus ging die Verbesserungstafel für 

 die unmittelbaren Angaben dieser Thermometer hervor, welche ich in der 

 IV"° Beilage mittheile. Die bei den Versuchen angeführten Tempei'aluren 

 sind die schon berichtigten. 



Da die Temperatur in der Sternwarte und in dem Gehäuse für den Ap- 

 parat, in verschiedenen Höhen oft sehr ungleich war, vorzüglich bei grofser 

 Wärme, und durch keines der von mir versuchten Mittel gleich gemacht wer- 

 den konnte, so wird es nöthig, die Temperatur der Theile des Apparats 

 welche nicht gleich hoch mit den Thermometern sind, aus den Angaben 

 zweier derselben, der Höhe proportional zu bestimmen. Ich habe daher 

 die Temperatur für die Höhe h, wenn diese gröfser ist als die Höhe des 

 Thermometers e", 



im — h „ h — SM ,„ 

 — e + e 



703 703 



