20 B E S S E L 



einer Schwingung des Pendels durch L' , so ist die Länge des schwingenden 

 Pendels zu der gemessenen im Verhällnisse 



1 + L' . 0,0()Ü011SJ)S : 1 + Z . 0,000011898 



wo die Alisdehnung des Stahlfadens nath Herrn Troughtons Angabe ge- 

 nommen ist. Die Schwingungszeit welche das Pendel gehabt haben würde, 

 wenn es die ans den JMessungen folgende Länge unverändert beibehalten 

 hätte, mufs daher, sehr nahe, mit 



\ -\- {V — Z) 0, 0000059-i9 



multiplicirt werden um die \virklichc Schwingungszeit zu ergeben. 



• 8. 



Die IMikrometerschraiibe dui'ch welche die Höhemmterschiede der 

 Kugel, in zusammengehörigen Versuchen, gemessen werden, erhebt oder 

 erniedrigt, wie ich schon in der Beschreibung des Apparats angeführt habe, 

 den Cylinder von StaW, auf wchdicm der Fühlhebel befestigt ist. Dieser 

 C} linder läfst sich \\\\\ seine Axe drehen, so dafs man messen kann, sowohl 

 wenn der Fühlhcbel nach der rechten Seite, als auch wenn er nach der linken 

 gewandt ist; das erstere ist der in der Zeichnung dargestellte Fall. Durch 

 diese Einrichtung hat Herr Repsold einen doppelten Zweck erreicht. Es 

 ist nämlich klar, dafs die polirte Slahlebene am Fühlhebel, welche mit der 

 Kugel in Berührung gebracht wird, nicht genau horizontal gemacht werden 

 kann, weil sie sich um die Axe des Fühlliebels drehen mufs ; daher mufs ein 

 Fehler entstehen, wenn beide Pendel, zwischen welchen der Höhenunter- 

 schied gemessen werden soll, niclit genau auf denselben Punkt der Ebene 

 treffen ; dieser verschwindet aber gänzlich, wenn man die Messung mit dem 

 umgewandten Fühlhebel wiederholt, und es war daher unnöthig eine Vor- 

 richtung anzubringen, wodurch man sich überzeugen könnte, dafs beide 

 Pendel genau in derselben Lothlinie hängen. Ferner kann man dadurch, 

 dafs man eine Wasservvage auf das Gehäuse des Fühlhebels setzt, iind den 

 Cylinder dann um seine Axe dreht, prüfen ob er genau lothrecht steht ; ich 

 habe ihn auf diese Art vollkommen scharf berichtigen können. 



Die INIikrometerschraube welche den Füldhebel erhöhet xmd ernie- 

 drigt, zeigt auf einer Scale die ganzen Drehungen und auf ihrer Trommel 



