über preußische Normal- Maaße und Gewichte. 3 



sich ein 14 Zoll langer Schlitten auf clieselhe Art, wie solcher unter dem Na- 

 men des Roller, nebst der ganzen Einrichtung, in den Plilosophical Trans- 

 actions v. J. 1809, S. 135. u. f. von Eduard Trughton voUstänchg be- 

 schrieben und durch Zeichnungen erläutert ist, nur dafs die Roller des 

 P i s t o r sehen Instruments nach den Umständen mit di'ei bis sechs Mici-osco- 

 pen, sämmtlich mit gleicher Micx'ometerbewegung für ihre Fadenkreuze, ver- 

 sehen werden könnnn, wodurch eine gröfsere Mannigfaltigkeit der zu gleicher 

 Zeit zu messenden Aljstände hei'bci geführt wird. — Alle Microscope dei-en 

 Entfernungen von einander sich aui' das vielfältigste verändern lassen, beob- 

 achten eine und dieselbe grade Linie, parallel mit den Kanten des stähler- 

 nen Lineals und zugleich dm-chschnitten von der Bewegimg eines Schneide- 

 stifls, der auf eben diesem Roller so befestigt ist, dafs der von ihm gezogene 

 Strich, von einem der dai-über angebi-achten ölicroscope beobachtet und 

 dessen Fadenkreuz auf ihn eingestellt werden kann. Dies letztere wird da- 

 durch bewirkt, dafs dem Microscop selbst, eine nach vorne zu geneigte Lage 

 gegeben ist, wodurch das Gesichtsfeld desselben, nicht durch das Rcifser- 

 werk eingenommen wird. Um aber Beobachtungen anstellen zu können 

 ohne den Leib über das Instrument zu biegen, wodurch die Temperatur des 

 Instiiiments geändert werden könnte, ist zwischen der Collectiv- imd Ob- 

 jectiv-Linse des IVIicroscops ein Glasprisma eingeschoben, wodurch das Bild 

 im rechten \Mnkel ziu-ück gebrochen imd dem Ocidar eine solche Richtimg 

 gegeben wird, dafs man (Ue Beobachtung mit Bequemlichkeit vornehmen 

 kann. Diese ganze Vorrichtung mit Ausnahme einiger Yerbesseiimgen ist 

 dieselbe deren sich Cap itain Kater im Jahre 1S20 zur Bestimmung der en- 

 glischen Längenniaafse bedient hat imd welche in den Philosophical Trans- 

 acüonsy.Z. 1821. S.75. u.f. beschrieben ist. 



Die Vergröfserungskraft imd Fortbewegimg des Fadenkreuzes in den 

 Microscopen des Pistor sehen Instruments war so eingerichtet, dafs 100 

 Umdrehungen des Schraubenganges einem Centimeter gleich waren und da 

 die Köpfe der Micrometerschraube 100 gleiche Theile enthielten, so konn- 

 ten hiei-nach — !— Centimeter oder — ^ Millimeter angegeben werden, ob- 



lOOOO 1000 D O ' 



gleich die Genauigkeit des vorhandenen Piatinameters nur bis — Millimeter 



O O 500 



genau versichert war. 



Zur Erlangimg der erforderlichen Überzeugung, dafs die Bewegimg 

 des Fadenkreuzes der Microscope so beschaffen sei, dafs 10 Schrauben- 



A2 



