4 Eytelwein 



Umgänge einem Millimeter entspreclien, bediente man sich mehrerer Milli- 

 meter, die sich auf einem, in ein kleines Stück Eisen eingelegten Silber- 

 streifen befanden. Dm'ch verschiedene Nachmessimgen mit den Microsco- 

 pen fand man 



998 Theile des Micrometerkopfs. 

 1003 — — — 



999,5- - - 



im Mittel 1000, 2 Theile =10 Umdrehimgen der Schraube, woraus heiTor- 

 £cht, dafs die Theile des Micrometerkopfs — JMillimetcr angeben. Die Ver- 



O ^ X 1000 O 



fertigung dieser IMillimeter wird hiernächst noch beschrieben werden. 



Nach vollendeter Prüfung imd anerkannten Genauigkeit des zur Län- 

 genmessung erforderlichen Werkzeugs, entstand die Fi-age : wie der voi'han- 

 dene Piatinameter ziu- Bestimmung der Länge eines auf einen eisernen Stab 

 abzuti-agenden preufsischen Fufses angewandt werden könne ? Der Piatina- 

 meter hatte keine Unterabthciliuigen und ist nur für die Mitten seiner ihn 

 begrenzenden Endflächen als Meter anzusehen, weshaUj es nöthig war, um 

 die erforderlichen Unterabtheilungen genau zu erhalten, die gegebene Länge 

 des Piatinameters auf ein eisernes Lineal iÜjerzutragen, solches mit der nö- 

 thigen Eintheihing zu versehen und hiernach die Länge des preufsischen 

 Fufses zu bestimmen. 



Die Aljtragung eines Meters von Piatina auf Eisen, erfordert die be- 

 sondere Rücksicht, dafs der JMeter nur bei der Temperatur des thauenden 

 Eises, oder bei Grad des htmderttheiligen Thermometers, ein Meter ist, 

 dafs daher der Piatinameter mit dem Eisenmeter für diese Temperatur über- 

 einstimmen mufs, weil wegen der Verschiedenheit in der Ausdehnung beider 

 Metalle dm-ch die Wärme, keine Übereinstimmung in der Länge beider Me- 

 ter für andere Temperaturen möglich ist, sie alsdann auch aufhören die Nor- 

 mallänge eines Metei-s immittelbar anzugeben. 



Wäluend der Zeit in welcher die richtige Abtragimg des Meters ge- 

 prüft werden sollte, war wenig Gelegenheit eine Temperatur von Grad zu 

 erhalten, weshalb man sich begnügen mufste die vorhandenen Temperaturen, 

 mit den erforderlichen Rücksichten zu benutzen, um zu der Überzeugung zu 

 gelangen, dafs der bei Grad auf Eisen getragene Meter, mit dem Piatina- 

 meter, für diese Temperatur üljereinstimme. 



