über preußische Normal- Maaße und Gewichte. 5 



Weil die Encüläclien des Piatinameters, unter den IMicroscopen des 

 Comparateiirs nicht unmittelbar sichtbar gemacht werden konnten, so wa- 

 ren zwei rechtwinkligt gearbeitete messingene Parallclepipeden, von gleicher 

 Breite imd Dicke mit dem Piatinameter verfertigt imd in jedes, sehr nahe der 

 äufsern Kante desselben, ein Piatinastift eingebohrt, abgeglichen mid mit 

 einem feinen Strich versehen, so dafs wenn beide Stücke unmittelljar an ein- 

 ander geschoben waren, die Entfernimg der beiden Striche in dem Felde 

 des Microscops, durch die Bewegung des Fadenkreuzes gemessen werden 

 konnte. Brachte man nun diese beiden Messingstücke mit denjenigen 

 Flächen welche sich vorher berührten, gegen die Endpunkte des Platiname- 

 ters imd die auf den Platinastiften gezogenen Striche unter die Fadenkreuze 

 zweier Microscope des Comparateiirs, so erhielt man che Länge des Piatina- 

 meters nebst der oben bemerkten Entfernung beider Striche. Bei einer 

 Temperatur von 5 und 7 Gentes. Graden, fand man mittelst des Gompara- 

 teia-s den Abstand beider Striche, wenn die Messingsstücke zusammen ge- 

 schoben waren = 0, 000 2665 Meter, welches auch mit den Ausmessungen 

 bei Grad übereinstimmt, weil die gefundene Länge zu gering ist, um 

 bei so kleinen Temperatiu-verändeningen einen Unterschied bemei'klich zu 

 machen. Hiernach beträgt che Entfei-nimg der beiden Striche auf den Pla- 

 tinastiften, wenn der Piatinameter dazwischen gefügt wird, bei einer Tem- 

 peratur von OGrad: . „^,, „.^- -.^ ^ 

 ^ 1, 000 266o Meter. 



Auf einem eisernen Stabe waren zwei eingebohrte silljerne Stifte be- 

 festigt und durch gezogene Endstriche che Länge des eisernen IMeters für che 

 Temperatur von Grad angegeben. Die auf diesem Stabe befestigten beide 

 Thermometer, zeigten eine Temperatur von 7, 1 imd 7, 4 Gentes. Grad, also 

 im Mittel 7, 25 Gentes. Grade, als man che Fadenkreuze der Microscope, 

 deren Index auf gebracht war, auf die Endstriche des Eisenmeters ein- 

 stellte. Hierauf bei derselben Temperatur, den Piatinameter nebst den bei- 

 den IMessingstücken, mit dem einen Strich unter das Fadenkreuz des einen 

 Microscops gebracht imd das zweite so lange mittelst der Stellschraube be- 

 wegt, bis das Fadenkreuz mit dem zweiten Strich zusammen fiel, fand man, 

 dafs der Micrometerkopf um 245,3 Theile zurück gedreht werden niufste, 

 oder der eiserne Meter war um 0, 000 2453 Meter kiu-zer als der AJjstand 



