6 Eytelwein 



beider Striche nebst dem daz\^aschen enthaltenen Piatinameter. Der Eisen- 

 meter ist hiernach 1, 000 2665 — 0, 000 2453 = 1, 000 0212 Meter lang, bei 

 7,25 Cent. Grad, also für diese Temperatm- 0, 0000 212 Meter länger als 

 der Platinamcter. 



Nach der Base du Systeme melrique, Tome HI, p. 440. ist der Unter- 

 schied der Länge zweier Meter von Eisen und Piatina für jeden Gi-ad des 

 Cent. Thermometers = 0,000 0030 Meter, also füi- 7, 25 Grad= 0,000 02175 

 Meter, welche der Eisenmeter länger seyn sollte ; dies gicbt mit der Aus- 

 messung verglichen, einen Unterschied von 0, 000 00055 Meter, welcher 

 hier nicht in Betrachtung kommt. Eine zweite Prüfimg bei 5 Cent. Grad, 

 gab 252 Theile des Micrometerkopfs, also für den Eisenmeter eine Länge 

 von 1,000 0145 Meter. Nun ist nach der Rechnung, die Ausdehnung für 

 die vorstehende Temperatiu- = 0, 000 0150 Meter, also der Unterschied 

 0, 000 0005 IMeter. Hiernach ist der Eisenmeter als gleich grofs mit dem 

 Piatinameter, bei einer Temperatur von Grad anzxmehmen. 



Die Art wie man auf diesem eisernen Meter ixx den Unterabtheilun- 

 gen desselben und hiernächst ziu- Gröfse eines der oben erwähnten Millimeter 

 kam, welche sich auf einem in ein kleines Stück Eisen eingelegten Silber- 

 streifen befanden, war dieselbe welche Troughton in der vorerwähnten 

 Abhandlung über die Theilung eines Ki'cises durch den Roller beschrieben 

 hat ; nur dafs dieses Verfahren hier auf eine grade Linie angewendet wird 

 imd die erste Unterabtheilung des Meters bis zu 0,05 Meter, durch Hülfe des 

 microscopischcn Comparateurs, ohne Beihülfe einer Theilung des Rollers, 

 dargestellt werden konnte. Dies Verfahren gewährt den Vortheil, dafs die 

 Theilung des Meters bis zu dieser Gröfse herab, keiner Correctionstabellen 

 bedarf, weil durch che neue Einrichtungen des Reifserwerks, nach welchem 

 der Strich immitlelbar imter dem Gesichtsfelde des einen Microscops ge- 

 macht werden kann, die Möglichkeit entseht, cüese Striche auf der gegebe- 

 nen Stelle mit eben der Genauigkeit zu ziehen, welche die Microscope selbst 

 zur Beobachtxmg der Striche gewähren. Von 0, 05 Meter ab, war die Thei- 

 lung mit Hülfe des Rollers und seiner Abtheilungen bevdrkt ; aber auch hier 

 war, um den gröfsten Grad der Genauigkeit zu erreichen, die vorläufige 

 Theilung nicht einfach, sondern in drei verschiedenen Exemplaren bewirkt, 

 fiü- jedes die Fehlerreihe beobachtet und in chei Coi-rectionstafeln eingetra- 



