106 Sitzun»- der physikalisch -matlieiiiatisclieii Classe vom 13. Febiuar. 



welch letztere ein Brechuntisverhältiiiss n < ;ils das der Halbkugel und 

 > als das der Krystallpartie hat. 



In allen Fällen erreicht man um den Krvstall herum eine ab- 

 geschlossene, nicht za ckige Flüssigkeitssch icht, die störende 

 Reflexe verhindert. 



Durch das über dem Krystall angebrachte Mikroskop, das sein 

 Licht von unten her durch die hohle Axe und die unten plan ange- 

 .schliftene Glashalbkugel erhält , kann man den Krystall im polarisirten 

 Lichte untersuchen und seine Au.slöschungsrichtungen, sowie den Cha- 

 rakter .seiner Doppelbrechung bestimmen.' Hierzu dient noch besonders 

 die Einrichtung, dass unter der Halbkugel der Polarisator in bestimm- 

 ten Stellungen festzustellen ist, die Halbkugel aber um eine verticale 

 Axe gedreht werden kann, so dass sie wie ein entsprecliender Objeet- 

 tisch wirkt. 



Betrachten wir danach die Einstellung des Scliliffs oder 

 Krystalls bei dem WALLERANx'schen Instrument. 



. Hier kommt zunächst ein Gonio- 



"' " metertisch T (Fig. 3) zur Ausführung, 



der das Prisma, an dessen einer (unterer) 

 Fläche die Totalreflexion eingeleitet 

 wird, genau so angebi-aeht enthält wie 

 es Wallerant (a. a. 0. 1897, p. 243) 

 zeichnet und angiebt. Auch die kleine obere Fläche des Prismas, 

 durch die der Schliff gesehen wird, ist dieselbe wie bei Wallerant, 

 ebenso die sämmtlichen Bewegungen von Prisma und Nonius. 



Der Goniometertisch hat aber bei Wallerant erhebliche Mängel; 



1. Man kann den Schliff an die untere Prismentläche nur sehr 

 roh anlegen. Von der Art der Befestigung gilt das Gleiche. 



2. Die centri.sche Drehung des Schliffs ist nahezu unmöglich. 



' Man sollte es kaum für möglicii halten, aber leider ist es eine traurige Wahr- 

 heit, dass die Frage nach der Orieiitirung der Gyps- und Gliminerblättchen , Uvjis-. 

 Glimmer- und Quarzkeile noch immer niclit zur Rulie kommt. 



Nachdem ich (diese Sitzungsberichte 1893, S. 229 u. f.) gezeigt hatte, dass nicht nur 

 Ubereinstimnumg in der bewiissten Frage, sondern aucli Anschluss an die gedächtiiiss- 

 mässigen Kegeln beim Gebrauch des j: ?. Glimnierblättcliens notliwendig seien, hat Hi-. 

 Weinschknr (.Anleitung zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops 1901, ^-Tj) wieder 

 Alles umgestellt, und lässt nicht mehr, wie sonst fastjeder Beobachter es thut, die Richtung 

 kleinere r El astici tat von unten links (SW) nach oben rechts (NO) verlaufen. 



Er sagt: »Um den sich daraus^ (aus den verschiedenen Orientirungen) »ergebenden 

 zahlreiclien Verwechselungen vorzubeugen, orientirt man heute auch die Viertel- 

 undulation.«glinunerpl:ittchen in derselben Weise«. 



Da kann man denn doch nur sagen: Verwechselungen werden durch die Wein- 

 scHF.NK"sche Umstellung erst recht kommen und ihm keine Ehre einbringen. Es wird 

 aber auch kaum .jemand einfallen, das ^7. Bliittchen anders als seither zu orientireii: 

 vielmehr wird man das auch heute so lassen wie seither. 



