Ki.kin: Optische Studien II. 107 



In einer verbesserten Constrnction, die Hr. Leiss (Firma Fuess. 

 Steglitz) nuf meine A^eranlassnnu,' vornahm, wird auf der unteren 

 Seite des Goniometertisclies T (F"i,t;-. 3) die Mitte des stark lichtbrechen- 

 den Prismas jt) (Fig. 2 und 3) als Centrum genommen, 2 Kreissegmente 

 eingesetzt (in der Fig. 2 fortgelassen), in die eine Scheibe s s (Fig. 2) 

 mit Rand und Theilung genau ]iasst. Die Scheibe h;it ein centrales, 

 2'""' grosses Loch L (Fig. 2). 



Der Krystall K (Fig. 2) oder der zu untersucliciidc Ki-ystall im 

 Scldiff auf rundem Objectträger o (F'ig. 2) wird nun so aufgesetzt, 

 dass er an der Drehsclieibe des Goniometers (mit Gummi oder Leim 

 1)efeuclitet) mit dem Objectträger haftet vmd grade so zu sitzen kommt, 

 dass er das centrale Loch der Drelischeibe überdeckt. Alsdann wird 

 das Prisma mit der Verbindungstlüssigkeit versehen und der Krystall 

 auf dem Objectträger (dieser fest an der Drehscheibe sitzend) mit der 

 glatten, reinen Fläche auf die Prismentläche gelegt. Die Scheibe trägt 

 auf ihrer unteren Seite als Fortsetzung des Seidochs einen kleinen 

 hohlen Kegel c und wird mit einer (an der Stelle des Sehlochs durch- 

 bohrten) Feder angedrückt. (In der Figur fortgelassen; sichtbar in 

 Fig. 3.) Hicrdtn-ch Avird es erreicht, dass man den in Frage kommenden 

 Krystall: 



1 . ccntrisch auflegen, 



2. orientirt auflegen, und 



3. auch zur Noth etwas um eine Acrticale Axe dndien kann, 

 um ihn in die gewünschte Lage zu bringen. 



Das Instrument besitzt einen in der Höhe verstellbaren, dreh- 

 baren Polarisator Np und einen ausschaltbaren und um i So° dreh- 

 baren Analysator Na, Beleuchtungsspiegel Sp (Fig. 3). Arretirung A 

 (Fig. 3) des Mikroskoi^tisches Mi (Fig. 3). 



Grössere und öftere Drehungen werden sich bei der Weichheit 

 des Glases und der Härte der Objecte nicht empfehlen, kleinere Fehler 

 in der Orientirung kann man am A])parat begleichen, ohne den Krystall 

 abzunelimen. 



Der so centrirte Krystall muss natürlich mit seiner Drelivorrichtung 

 auf tlem Mikroskoptisch centrirt aufgesetzt sein, und in die Drehaxe 

 muss das Mikroskop visiren. Dieserhalb ist die Stellung des Dreh- 

 tisches mit dem Prisma auf dem 3Iikroskoptisch zu fixiren — etwa 

 durch zwei den Mikroskoptisch mit dem Goniometertisch verbindende 

 Einsteckstifte — und das Mikroskop ist auf die Drehaxe seines Tisches 

 zu richten. 



Sind diese Bedingungen erfüllt, so werden sich die Schwierig- 

 keiten, die bei Wallerant Mikroskop und Refractometer fast bis zur 

 Untaugiiehkeit entstellen, heben oder doch sehr mildern. 



