lOS Sitzung der physikaliscli-niatlieiiiatisclieii C'lasse vom liS. Febnuir. 



In allen Phallen bleibt aber doch dem Refractometer mit der Halb- 

 kugel in Anbetraclit des Lichteinfalls, einfachen Auflegens, Ab- 

 blendens am Kry stall, der ausgiebigen Drehung desselben um 

 eine verticale Axe u. s. w. der Vorzug vor der Prismenconstruction. 



h. Der opt'ische Apparat. 



Bei dem Halbkugelinstrument ist eine Halbkugel aus schwerem 

 Glase vorhanden. Diese ist drehbar und mit ihr der aufgelegte Schüft" 

 oder Krystall. Durch ein vertical über der Halbkugel liefindliches 

 Mikroskop kann man den zu beobachtenden Theil centrisch auf die 

 Halbkugeltläche legen, bez. sehen, ob er so gelegt ist und, wenn 

 nöthig, ihn in die gewünschte Lage bringen. Das zu beobachtende 

 Präparat ist vorher passend abgeblendet. Unter der Halbkugel be- 

 finden sich Spiegel und Nicol. Letzteres dient mit dem Analysator im 

 Mikroskop zur Herstellung der Dunkelstellung im polarisirten Licht. 



Das geln-ochene Fernrohr trägt vor dem ObjectiA- die CzAPSKi'sche 

 Linse aus dem Material der Halbkugel, dienend den Strahlengang zu 

 reguliren. Die A'crgrösserungcn gehen durcli auswechselliare Oculare 

 von +2, -hii, +1, o. — i^. 



Vor dem ( )cular sitzt ein totalrellectirendes Prisma in einer Röhre, 

 um das Bild an die gewünschte Stelle bringen zu können. Der Hohl- 

 raum der Röhre von dem Prisrha ab dient zum Einschieben eines Nicols 

 oder eines Rohres mit Blendlöchern zur Beobachtung des Schliff's.' Hier- 

 bei bedient man sich zweckmässig einer Lupe. Das Arbeiten geschieht 

 im Na-Licht bis auf die letzte Untersuchung, die Beobachtung des Schliffs 

 selbst. Bei dem WALLEK.\NT'schen Instrument" haben wir im Aufsatz- 

 tisch ein Prisma von 59°58' brechendem Winkel. Unser Instrument 

 hat auf der einen Basalseite 59° 24', auf der anderen 60° 10'. N^, ist 

 = 1.7784. Zwischen seiner unteren Fläche und dem mit ihr durch 

 eine passende Flüssigkeit verbundenen Krystall tritt bei günstiger Stel- 

 lung das Licht streifend ein, kommt durch den Prismenkörper, bei 

 passender Stellung desselben^, zum Austritt und gelangt in das Beol)- 

 achtunß'sinstrument. 



' Briefliche Mittheilnnj; des Hrn. I'ii.frich vom 21. Mai 1893, vergl. C. Ki.ein 

 1898. a. a. 0. S. 326 Fiissnote; die .Sache hat sich inzwischen bewährt und ist dem neuen 

 ABBF.'.schen Refractometer beigegeben worden . vergl. Pulfrich. Zeit.schrift für Krystallo- 

 graphie und Mineralogie, 189g, Bd. XXX .S. 570. 



^ F. WALi.ERAN'r 1898. a.a.O. ]>. 270. 



^ Diese Stelhing macht es nothwendig. wenn man im Sitzen arbeiten will, einen 

 Tisch von besonderer Höhe zu gebrauchen, bei dem vorn in einer Vertiefung die Xa- 

 Flamme sich befindet. Nimmt man darauf nicht Rücksicht, so bringt man öfters das 

 Licht nicht zum gehörigen F.intritt in den Ajiparat. 



