Klein: Optische Studien 11. 



109 



Nun ist es verscliicdeii, ob man 'rayeslicht odci Na-Liclit an- 

 ■\venilet. Für Tageslicht hat Hr. "V\'allerant einen von Zeiss in Jena 

 gefertigten Apparat mit zwei Ajnci'schen Prismen vorgesclilagen, der 

 es gestattet wie im Na -Licht /u arlieiten. 



Ich habe denselben auch an der- 

 selben Stelle wie Hr. Wallerant an- 

 gebracht, bediene mich aber keines 

 Objectivs. dagegen eines etwa ein- 

 mal A^ergrössernden Fernrohrs' (Ob- 

 jectiv 35, Ocular 40™"' Brennweite) 

 über dem AMici'schen Apparat und 

 erhalte deutliche undscharfe Grenzen. 

 Wie es mir scheint, steht die 

 Methode gegen die mit Na -Licht 

 zurück. Bei ilir stellt man zwischen 

 Flamme und Prisma eine Concen- 

 trationslinse und lässt die Grenze 

 durch Drehung des Goniometer- 

 tisches auf dem Mikroskoptisch in 

 den Beobachtungsapparat gelangen. 

 Dieser besitzt nach Wallerant 

 ein Objectiv von 30"™ Brennweite, 

 darüber das ausschaltbare Nicol (un- 

 ter dem Mikroskoptisch ist ein Pola- 

 risator vorgesehen) und über diesem 

 Fadenkreuz und Irisblende. Durch 

 Einschalten eines positiven Oculars 

 betrachtet Wallerant das etwa 

 siebenmal vergrösserte Bild der Par- 

 tie, die geprüft werden soll und 

 wenn er sicher ist, dass sie cen- 

 tral liegt, wendet er das Dia- 

 ]>hragma zvu- Abbiendung \on Ne- 

 l)entheilen um den Krystall herum 

 an und ersetzt das positive Ocular 

 durch eine Vorrichtung, die ihm 

 das gewünschte Bild der Grenze zeigt (vergl. a. a. O. 1897, S. 244). 

 Er nennt diese Vorrichtung »lunette«. sie besitzt ein Objectiv a-ou 

 St^^Focus und ein Ocular von 10°"". 



' Dieses Fernrohr wird in meinem Instrument l)ei der Beobachtung im Na -Licht 

 als Ocular beiuit/.t, al)ersein Objectiv durch eine Linse von 55""" Brennweite ersetzt. 



