Kr.iciN: Optisclie Studien 11. 111 



Centruni der Ku,i>el lielit. ebenfalls gleich (/> hestiinmeii und bnuiolit 

 nielit, wie früher, durch Umlegen von Fernrohr und Liclit(iuelle 2 (/> 

 zu ermitteln. 



Da hier das Liclit Halbkugel, Flüssigkeit, Krystall luid Object- 

 träger durchdringt, so ist es wichtig, keinen weiteren Durchgang vom 

 Objectträger ab, sondern Reflexion zu erzielen. Es gelten daher die 

 Bemerkungen des Hrn. Viola', und man hat sich durch Mattmaclien. 

 Abblenden, Schwärzen, Bedecken mit einer st.ärker brechenden Sclüclit 

 der Obertläche des Körpers, der zur Totalretlexion kommen soll, vor 

 Lichtverlusten zu schützen. 



Diese Methode wird u. A. bei selir absorbirenden Körpern, in 

 Avelche das Licht schwer eindringt, anzuwenden sein." 



Bei Wallerant ist das Verfahren viel complicirter. 



Man muss zunächst am Prisma die beiden der Basis anliegenden 

 Winkel kennen. Bei meinem Instrument ist n^ des Prismas ^ 1.77844 

 und die AVinkel = 59°2 4' und 6o°io'. Sodann ist es erforderlich, die 

 eine (oder die andere) Prismenfläche normal zur optischen Axe des 

 Instrumentes stellen zu können. Hierzu hat der Tubus unter dem 

 Augenglas des Oculars ein Locli L (Fig. 3). Dasselbe führt auf einen 

 GAUss'schen Spiegel, der in bekannter Weise bei Drehung der Prismen- 

 fläche im Falle der Horizontallage der Fläche das direct gesehene 

 Fadenki'euz mit seinem gespiegelten Bilde zusammenfallen lässt. Walli> 

 RANT beleuchtet zu diesem Ende das Fadenkreuz; ich ziehe es vor, 

 auf die Fläche kleine, vorher auf Planparallelität gej)rüfte Spiegel- 

 stückchen, mit Metallfolie belegt, zu legen, vmi so den Eintritt der 

 Erscheinung zu verdeutlichen. 



Es wird also damit die Normallage der Fläche zur optischen 

 Axe des Instrumentes bestimmt und die Position am Kreise T abgelesen. 



Nun bringt man diu'ch Drelmng des Prismentisches {Goniometer- 

 tisches) die Grenze in"s Gesichtsfeld und bestimmt den Austrittswinkel 

 gegen das Loth = a. Bedeutet nun noch A den Winlcel der Prismen- 

 basis gegen die Austrittsfläche, so ist, wenn N = dem Brechungs- 



' C.Viola, Zeitschrift für Ki'ystallograpliie und Mineralogie. 1900. Bd.XXXlII. 

 S. 30 u. f. 



- Wenn man sich begnügt, die ungefähren, mittleren Brechungsexponenten zu 

 bestimmen, so kann man den Körper in eine Flüssigkeit gleichen Brechungsverhältnisses. 

 in der er verschwindet, eintauchen und dann den Brechungsexponenten der Flüssig- 

 keit bestimmen. Ich habe schon in diesen Sitzungsbericliten vom 24. März 1890. 8. 347; 

 ebenda vom 26. Juni 1890, S. 703 u. f.; 1891.S.435; 1895 , S. 91 u. f. ; 1898, 8. 1 151 u. f. 

 nach dem Vorgange früherer Autoi'en diese in \'ergessenheit gerathene Methode er- 

 wähnt und darauf hingewiesen. 



Die Methode des Herrn Dr. Schroeder van der Kolk. Tabellen zur mikro- 

 skopischen Bestimmung der Mineralien nach ihrem Brechungsindex. 1900. beruiit hier- 

 auf, berücksiciitigt aber die N'oraäncer nicht. 



