R. Assmaxn: Warmer 1-ut'tsti-oin oberliall) lo""" Hölii'. A^^ i 



in den ,£>rö.ssten Höhen genügenden künstlichen Aspiration zum Ziel 

 hatten, oder dadurch von der Sonnenstrahlung frei zu werden suchten, 

 dass man die Aufstiege in die Nacht vex'legte. 



Der erstere Weg führte aus dem Grunde nicht zum Ziele, weil 

 es nicht gelingen wollte, Aspirationsvorrichtungen zu construiren, die 

 unter den aussergewöhnlichen Verhältnissen der grossen Höhen un- 

 unterbrochen und ausreichend functionirten. Die Nachtaufstiege aber 

 mussten ein einseitiges Bild der tieferen Luftschichten liefern, auf 

 deren gleichzeitige Erforschung man nicht gern verzichten mochte. 



Der Verfasser, der an dieser wichtigen Frage von Anfang an 

 eifrig mitgearbeitet und zuerst auf die Unzulässigkeit, die bei den 

 Aufstiegen gefundenen hohen Temperaturen als thatsächliche anzusehen, 

 luid auf die Vortheile der Nachtaufstiege hingewiesen hat. versuchte 

 seit der Gründung des Aeronautischen Observatoriums des Königlichen 

 Meteorologischen Instituts auf einem anderen Wege über die Schwierig- 

 keiten dieser Aufgabe liinAvegzukommcn. 



Ein abgeschlossener Ballon, der ein veränderliches Volumen 

 besitzt, wie z. B. ein aus elastischem Paragummi hergestellter, steigt 

 mit dem ihm gegebenen Anfangsauftriebe so lange weiter, bis er zer- 

 l)latzt: er findet also keine Gleichgewichtslage. 



Bei genauerer Überlegung sieht man aber, dass seine Aufstiegs- 

 geschwindigkeit mit zunehmender Höhe sogar nicht unbeträchtlich 

 wachsen muss. indem die Dichte der Luft schneller abnimmt, als seine 

 Oberfläche zunimmt: der Luftwiderstand, den er erfährt, muss deshalb 

 kleiner werden, und zwar ergiebt eine Rechnung, auf die hier nicht 

 eingegangen werden soll, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit etwa pro- 

 portional dem Durchmesser des Ballons wächst. Bei einem Drucke 

 von 95""", entsprechend einem Achtel des Atmosphärendruckes imd 

 gegen 15000'" Höhe, ist der Durchmesser eines Gvmimiballons der dop- 

 pelte des ihm beim Verlassen der P]rde ertheilten, und seine Vertical- 

 geschwnndigkeit ebenfalls nahezu die doppelte: giebt man ihm durch 

 Einfüllen einer entsprechenden Gasmenge eine Anfangsgeschwindig- 

 keit von 5'" per Secunde. so beträgt dieselbe bei 15*"" Höhe 10'" per 

 Secunde. 



Trifl't man ferner eine Einrichtvuig der Art, dass das Thermo- 

 meter gegen die directe Sonnenstrahlung durch ein hochglanzpolirtes 

 Doppelrohr geschützt ist, analog dem bei dem Aspirationsthermometer 

 bewährten Verfohren, und giebt dem Ballon eine Aufstiegsgeschwindiü- 

 keit, die einen kräftigen Luftstrom durch das oben und unten oftene 

 und trichterförmig erweiterte Strahlungs- Schutzrohr und an dem A'on 

 ihm umschlossenen Thermometer- Element vorüber führt, stark genug. 

 um jeden Strahhuigseintluss mit Sicherheit zu beseitigen, so wird diese 



